Ein Regulator zum Thermostaten mit Wasserheizung. 
137 
der Röhre soweit sinkt, daß der Wasserdurchfluß ohne Hemmnis 
vor sich geht. Der etwaige Ueberfluß an Wasser wird dabei durch 
die kurze Gummiröhre am Reservoir G abfließen und sich im unter- 
gestellten Gläschen sammeln. Auf solche Weise wird der Regulator 
eingerichtet. Die Durchsicht der Röhre fff ist dadurch geöffnet, 
aber eine nachfolgende unbedeutende Erwärmung des zwischenwan- 
digen Wassers im Thermostaten erweitert schon die Aetherdämpfe so 
viel, daß sie sich allmählich schließt; der Zufluß des heißen Wassers 
in den Thermostaten wird hierdurch unterbrochen, bis das Quecksilber 
wieder auf h sinkt. So geht bei dem auf eine bestimmte Temperatur 
gestellten Regulator die Unterbrechung und Erneuerung des Zuflusses 
von heißem Wasser automatisch vor sich. Ein einmal eingerichteter 
Regulator erfordert gar keine Aufsicht und Nachhilfe. Die Regulie- 
rung der Wärme ist so genau, daß sie alle Anforderungen der Wis- 
senschaft befriedigt. Gewöhnlich übersteigt der Unterschied in den 
Schwankungen der Temperatur des Luftbades nicht 0,2° C, wenn 
die Flamme der Petroleumlampe ziemlich gleichmäßig brennt. Die 
Praxis zwingt uns sehr bald, uns daran zu gewöhnen, die Flamme 
weder zu groß noch zu klein zu stellen , da im ersteren Falle das 
Wasser zu kühl und im letzteren, vom Ueberfluß der Wasserwärme 
im Kessel , während der kurzen Unterbrechung des Durchflusses in 
der Schlangenröhre das Wasser zum Sieden kommen kann, was gar 
nicht wünschenswert ist. Es genügt vollständig, wenn das Wasser 
im Kessel fortwährend 60 — 70° C hat. 
Es bleibt mir noch zu erwähnen, daß die genaue Einrichtung 
des Apparates auf eine bestimmte Temperatur auch durch Höher- oder 
Niedrigerstellen der Röhre Tc erreichbar ist; ebenso verfährt man, 
wenn es nötig wird, den Regulator auf eine andere Temperatur über- 
zuführen , wenn der erforderliche Unterschied zwischen der früheren 
und der zu wünschenden Temperatur nicht mehr als 1 — 2 0 beträgt. 
Im anderen Falle, bei höher gewünschter Temperatur, öffnet man die 
Klemme am T und läßt etwas Wasser aus dem Reservoir, wobei man 
den Höhestand des Quecksilbers in der Röhre i beobachtet. Bei 
niedriger zu wünschender Temperatur nimmt man die Lampe fort 
und nachdem man die Klemme am T geöffnet, läßt man aus dem 
Gläschen das Wasser ins Reservoir (wobei zu bemerken ist, daß keine 
Luftblasen mit eindringen). Es wird nicht überflüssig sein, zu be- 
merken, daß zur Erreichung sehr hoher Temperatur anstatt Schwefel- 
äther in den Regulator Petroleumäther gegossen wird. 
Bei Beschreibung des von mir vorgeschlagenen Thermostaten 
habe ich mich vielleicht zu lange bei den Einzelheiten aufgehalten, aber 
ich hielt dies für notwendig , 1) weil die Einrichtung und Zusammen- 
setzung der einzelnen Teile des ganzen Apparates durchaus durch den 
Bakteriologen selbst geschehen muß, und 2) kann ein solcher Apparat 
mit Ausnahme der Glasteile und Gummischläuche auf Bestellung von 
jedem Gelbgießer angefertigt werden, wenn man ihm alle Einzelheiten 
genau erklärt. Bei aller scheinbaren Umständlichkeit des Apparates 
findet sich an ihm kein Teilchen, welches specielle technische Kennt- 
nisse erforderte. Die hohen Preise der im Gebrauche befindlichen 
