Kleine Mitteilungen zur bakteriologischen Technik. 
615 
Gelatine muß genau bis zur Marke und stets in gleicher Weise er- 
folgen. 
4) Die Gläser müssen die gleiche Menge Gelatine enthalten und 
letztere muß von gleicher Qualität und Konsistenz sein. 
5) Endlich müssen die Schalen, in welche die Gelatine gegossen 
wird, ein und denselben Durchmesser haben. 
Man kann sich dieser Methode mit gutem Erfolge bedienen, um 
die Wirkung verschiedener Agentien (Wärme, Licht, Antiseptika) auf 
die Zahl der Keime in verschiedenen soliden Substanzen zu studieren. 
II. Vereinfachte Spritze. 
Da die gewöhnlichen Glasspritzen, die aus einer an ein Glas- 
röhrchen gelöteten Nadel bestehen, schwer zu putzen sind und an 
der Lötungsstelle sehr leicht brechen, so habe ich sie in folgender 
Weise modifiziert: 
Man nimmt ein kleines, in das Glasröhrchen gut hineinpassendes 
Gummipfröpfchen, durchbohrt dasselbe mit der Nadel und stößt es 
so in das Glasröhrchen hinein, daß der größte Teil der Nadel sich 
außerhalb befindet. Eine solche Spritze ist billig, dauerhaft, läßt sich 
leicht putzen und außerdem kann die Nadel beliebig oft gewechselt 
werden. Die Sterilisierung ist gleichfalls leicht zu bewerkstelligen. 
Ich benütze diese Spritze bereits seit einem Jahre und sie hat 
mich vollkommen zufriedengestellt. 
III. Gebogene Glasröhre für Doppelkulturen. 
Eine U-förmige Röhre, die bis zur Hälfte schief erstarrtes Agar 
oder Gelatine enthält, wird mit den zu studierenden zwei Mikro- 
organismen in Strichkulturen geimpft. Die Lebensprodukte der zwei 
Bakterien diffundieren dann sehr leicht und schnell durch die ganze 
Substanz von der einen Seite zur anderen. 
Diese Methode ist aber nur bei Bakterien anwendbar, die sich 
in strenger Begrenzung an der Impfstelle entwickeln. 
An der Umbiegungsstelle fest anliegende Asbest- oder Watte- 
pfropfen sollen nach S anfei ice und Roncali den Durchgang der 
Bakterien verhindern. 
IV. Große feuchte Kammer für 100 Platten. 
Dieselbe besteht aus einem großen cylindrischen Glasgefäß von 
40 cm Durchmesser und 50 cm Höhe mit passendem Glasdeckel und 
einem Gestell zur Aufnahme der Platten. 
Das Gestell ist aus Holz oder Zink oder 
aus Messing und es setzt sich zusammen 
aus drei senkrechten Längsstücken (sog. 
Kämmen) a, b, c von 40 cm Höhe, die 
durch zwei Horizontalstücke gehalten wer- 
den. Die drei senkrechten Stücke besitzen 
die Vertiefungen zur Aufnahme der Platten, 
50 an jeder Seite. Das Gestell wird mit 
Sublimat gewaschen, ebensowird auch eine 
Unterlage aus Fließpapier am Boden des 
Glases mit Sublimatlösnng befeuchtet. Die 
41* 
