Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
676 
i 
verschorft, ein geglühtes Messer an dieser Stelle eingestoßen und die 
Flüssigkeit in untergehaltene sterile Gefäße entleert. Auf diesem 
Nährboden zeigten die Kulturen des Verf.’s üppiges Wachstum. Fast 
ebenso gut erwies sich eine Mischung von Hydrosalpinxflüssigkeit mit 
Agar; vielleicht auch ist so pleuritisches Exsudat, Transsudat etc. 
zu verwenden. 
Statt Fleischpeptonagar hat Verf. auf Anregung Krönig’s 
Placentarpeptonbouillon zur Agarherstellung verwendet und empfiehlt 
diesen für Staphylokokken günstigen Nährboden der Billigkeit wegen 
allen Laboratorien der Gebäranstalten etc. Spener (Berlin). 
Behrendsen, Ein neuer Dampfsterilisator einfachster 
und billigster Konstruktion. (Dtsch. med. Wochenschr. 
1893. No. 28 u. 29.) 
Der vom Verf. angegebene Apparat, welcher zur Sterilisation 
von Verbandstoffen und chirurgischen Instrumenten bestimmt ist, 
besitzt vor den bereits bewährten Merke’ sehen Sterilisatoren den 
Vorzug der Raume rsparni s und größeren Wohlfeilheit. Wäh- 
rend in einem Merke’ sehen Apparate nach der Berechnung des 
Verf.’s nur 36 Proz. des Rauminhalts von der Desinfektionskammer 
eingenommen wurden, betrug in einem entsprechenden Sterilisator 
des Verf. der von der Desinfektionskammer beanspruchte Raum 65 
Proz. des Gesamtinhalts. Ein Merke’ scher Sterilisator mit 14,7 
cdm Fassungsraum kostet 30, ein Behrendsen 'scher Apparat mit 
14,9 cdm Fassungsraum 20 Mark. 
Der Behrendsen’ sehe Apparat besteht aus einem cy lindrischen 
Kochgefäß und einem Einsatz, welcher die zur Sterilisation bestimmten 
Gegenstände aufnimmt und von obenher in den Kochtopf hinein- 
gehängt wird. Der Einsatz hat eine gleichfalls cylindrische Form, 
ist indessen so viel kleiner, als der Kochtopf, daß zwischen den 
Wänden und den Böden beider Gefäße Raum bleibt; er trägt oben und 
seitlich einen Kranz runder Löcher, durch welche der im Kochtopf 
entwickelte Dampf einströmt, unten ein Dampfableitungsrohr, welches 
außen in seiner Wand emporsteigt und an der oberen Oeflnung des 
Kochtopfs aus diesem hinausgeführt ist. Ein Deckel verschließt 
Kochtopf und Einsatz zugleich; er wird mittels Klammern befestigt 
und ist an den aufliegenden Stellen mit Filz gedichtet. 
Wird das Wasser im Kochtopfe zum Sieden erhitzt, so dient 
seine Wärme zunächst zum Vorwärmen der Luft im Einsatzgefäß; 
demnächst dringt der Dampf von oben in dasselbe ein; er verdrängt 
daraus die Luft und findet dann selbst einen Ausweg durch das 
Ableitungsrohr, steht aber immerhin unter einem Ueberdruck von 
Vao — 1 /'2 5 Atmosphäre und besitzt daher eine Temperatur von 
100,5—101° C. Kondenswasser bildet sich nur in der Nähe des 
metallenen Deckels; eine Durchnässung der Verbandstoffe findet 
nicht statt. Die Durchfeuchtung derselben fällt am geringsten 
aus, wenn sie in einem innen mit Filz gedichteten (zum Transport 
luftdicht verschließbaren) Siebdrahtcylinder in den Desinfektionsraum 
gebracht werden. 
Für die Sterilisation von Metallinstrumenten dient ein besonderer 
