686 
Hans Schöfer, 
Aber auch bezüglich dieser beiden Konstruktionen hat die bak- 
teriologische Prüfung überaus verschiedene, zum Teil sich wider- 
sprechende Resultate ergeben und demgemäß sind auch die Urteile 
über den Wert dieser Filter sehr geteilt. 
Die Mehrzahl der Beobachtungen stimmt darin überein, daß die- 
selben nach vorheriger Sterilisation für einige Tage alle Keime zurück- 
zuhalten vermögen, eine länger dauernde keimfreie Filtration wurde 
jedoch nur von wenigen Forschern angegeben. 
So erhielt Kübler 1 ) bei Prüfung des Thonfilters durchschnitt- 
lich durch 3, im günstigsten Falle durch 4 Tage sterile Filtrate, und 
zwar gleichgiltig/ ob die Filtration ununterbrochen fortlief oder täg- 
lich nur eine Stunde dauerte; dann erschienen erst einzelne Bakterien, 
später immer mehrere und nach etwa 8 Tagen überwog die Menge 
der im Filtrate vorhandenen diejenige im unfiltrierten Wasser. 
Das zur Filtration benutzte Wasser war der Berliner Wasser- 
leitung entnommen und in ein hochgestelltes Reservoir eingefüllt; die 
mit einander verbundenen Filterkerzen wurden in das Wasser einge- 
senkt uud die Filtration durch einen herabhängenden, 2 m langen 
Schlauch bewerkstelligt. 
Selbstverständlich nahm das Wasser in dem Reservoir die Tem- 
peratur des Untersuchungsraumes an. 
Dem gegenüber erhielt P r o c h n i k 2 ) bei Prüfung des Thonfilters, 
das er an einem Auslauf der Wiener Hochquellenleitung angesetzt 
hatte, bei ununterbrochenem Betriebe durch 23 Tage steriles Wasser. 
Gerade so verschieden lauten die Angaben bezüglich der 
Nordtmeyer-Berkefeld’ sehen Kieselguhrfilter. 
Nordtmeyer 3 ) erhielt das eine Mal durch 6, das andere Mal 
durch 10 Tage keimfreie Filtrate, bei einem 3. Versuche dauerte es 
wochenlang, ehe sich die ersten Keime zeigten, „solange das 
Leitungswasser niedere Temperatur hatte“; bei einer Temperatur 
von 25° C erschienen schon nach 3 Tagen Keime, deren Zahl weiter- 
hin rasch anstieg. 
Prochnik 4 ) experimentierte u. a. mit einem Filter mit Bürsten- 
vorrichtung — M der Preisliste — in der Art, daß er dasselbe an 
einen Auslauf der Hochquellenleitung ansetzte und das Wasser kon- 
stant durch das Filter, bezw. nachts durch den Kessel des Filters 
laufen ließ, wobei die Temperatur des Wassers sich zwischen 8 — 
12° C hielt. Dadurch gelang es, während der ganzen Zeit des Ver- 
suches, d. i. während 38 Tagen, keimfreies oder doch nahezu keim- 
freies Filtrat zu erzielen, während das Hochquellenwasser zur Zeit 
100 — 500 Keime in 1 ccm enthielt. Die Filterkerze war vor Beginn 
des Versuches nicht sterilisiert worden. 
1) Untersuchungen über die Brauchbarkeit der „filtres sans pression, Systeme 
Chamberland-Pasteur“. (Zeitschr. f. Hygiene. Bd. VIII.) 
2) Mitteilungen über Versuche mit dem Dr. N o r d t m e y e r - B er k e fe 1 d ’ sehen 
Kieselguhrfilter. (Transactions of the VHth internat. Congress of Hygiene and Demo- 
graphy. London 1892.) 
3) Ueber Wasserfiltration durch Filter aus gebrannter Infusorienerde. (Zeitschr. 
f. Hygiene. Bd. X. 1891.) 
4) 1. c. 
