Muencke, Eine Handcentrifuge für den Bakteriologen und Kliniker. g£j 
äusserem Durchmesser. Innerhalb dieses Gummiringes steht ein 
Schälchen von 1,5 cm Höhe und 10 1 / 8 — 11 cm Durchmesser; letzteres 
wird bedeckt von einem solchen von 2 cm Höhe und 12 cm Durch- 
messer. Es erhellt, dass dieses auf dem Gummiringe fest aufliegt. 
Dieses äussere Schälchen wird mittelst eines Gummibandes, wie man 
es ähnlich für Brieftaschen verwendet, mit der Glasplatte zusammen- 
gehalten. Das innere Schälchen wird in obligater Weise sterilisirt 
und mit dem geimpften Agar- Agar-Nährboden beschickt, dann in- 
mitten des Gummiringes aufgestellt, mit dem grösseren Schälchen 
überdeckt, dann umgürtet mau das Ganze mit dem Gummibande und 
übergibt es dem Brütscbrauke. Da nun doch allmählich noch 
Wasser verdunstet, so hält man den inneren Raum zwischen den 
beiden Schalen, mittelst einer Spritzflasche vorsichtig Wasser ein- 
träufelnd, feucht, wodurch die relative Feuchtigkeit dieses Raumes 
stets 100% beträgt, so dass W T asser des Nährsubstrates nicht ver- 
dunsten kann. Die frühere Anwendung von Fetten oder Harz- 
kompositionen behufs Herstellung eines luftdichten Verschlusses zur 
Verhinderung der Wasserverdunstung habe ich der Unsauberkeit 
wegen aufgegeben. 
Der F r a e n k e 1’ sehe Diplococcus, der relativ leicht in Reinkul- 
turen sein Leben einbüsst, ist z. B. auf diese Weise sehr leicht wieder zu 
erlangen. (Er muss natürlich durch Thierversuche identifizirt werden.) 
Es ist auch sehr wünschenswerth, die Impfung des Nährbodens nach 
Möglichkeit zu verdünnen, um nicht eine überflüssig grosse Anzahl 
Kolon ieen derselben Spezies zu erhalten. 
Ferner ist eine Art fraktionirter Sterilisation im Stande, einen Theil 
derjenigen Bakterien, deren Entwickelung nicht gewünscht wird, von 
derselben zurückzuhalten. Da z. B. die Tuberkelbacillen erst über 70 0 
ihre Keimfähigkeit verlieren, viele andere Bakterien aber schon bei 50 
und 60 °, so kann man die Reinkultur der ersteren leichter erhalten, 
wenn man ein tuberculöses Sputum eine Zeit lang auf 60 — 65 0 erhitzt. 
Auf einen Apparat, der dem oben beschriebenen sehr ähnlich ist 
uDd zur Isolirung von Anaeroben bestimmt ist, möchte ich in Bälde 
zurückkommen. 
Crefeld, den 15. Januar 1892. 
Eine Handcentrifuge für den Bakteriologen und 
Kliniker. (Ges. gesch.) 
Von 
Dr. Rob. Muencke 
in 
Berlin. 
Mit 3 Figuren. 
Bezugnehmend auf den Vortrag des Professor Dr. Litten im 
Verein für innere Medizin in Berlin habe ich eine Centrifuge kon- 
ctruirt, welche der von Stenbeck veröffentlichten im Prinzip ähn- 
