Holten, Weitere Beiträge zur bakteriologischen Technik. 
87 
sich befinden, kann mit Hülfe dieser Centrifuge in wenigen Augen- 
blicken geschehen. Oxalsäurekrystalle, rothe Blutkörperchen, Eiweiss, 
selbst Mikroorganismen u. dergl. lassen sich mit Leichtigkeit augenblick- 
lich nachweisen. Bei der Untersuchung des Harns uud aller Exsudate 
ist die Methode des Centrifugirens stets anwendbar und erspart viel Zeit. 
Die einzelnen Theile der Centrifuge werden in meiner Werkstatt, 
Louisenstrasse 58, Berlin NW. aus besonders gutem Stahl und mit 
eigens dazu verfertigten Vorrichtungen hergestellt, so dass ich für 
ein gutes Funktioniren jede Garantie leisten kann. 
Berlin, den 18. Dezember 1891. 
Weitere Beiträge zur bakteriologischen Technik. 
Von 
E. Holten 
in 
Wandsbeck, 
Riese’s Laboratorium. 
Im Anschluss an Dr. Schill’s Beschreibung seines sehr 
praktisch erscheinenden Reagenzglasverschlusses werde ich im Folgen- 
den über eine ähnliche Konstruktion Bericht erstatten, welche ich 
seit längerer Zeit mit Erfolg in Gebrauch habe. 
Die Wattepfropfen haben, wie in dem genannten Artikel hervor- 
gehoben, schlimme Nachtheile; namentlich ist es lästig, dass nach 
Ausgiessen aus dem Glase der Verschluss, wenn nicht unbrauchbar, 
so doofc recht unsicher ist; auch fühle ich mich bei der Benutzung 
derselben immer, als wäre ich auf der Jagd nach Luftkeimen. 
Die bei der Han sen’schen Schule viel verwendeten sogenannten 
Freuden reich -Kolben mit aufgeschliffenem, watteverschlossenem 
Helm sind erstens nicht ganz billig, dann auch für Ausgiessen wenig ge- 
eignet, da sich oft ein Tropfen nach aussen schleicht, welchen man 
dann verkohlen muss. Der Schliff ist auch bei dünnen Reagenzgläsern 
nicht vortheilhaft verwendbar. 
Diese Uebelstände habe ich dadurch beseitigt, dass ich die Watte 
auswendig anbringe , sozusagen Schliff uud Filter der Freuden- 
reich’schen durch einen Wattegürtel zwischen Helm und Gefäss ersetzt 
habe, so dass die Mündung des letzteren eine zum Ausgiessen ge- 
eignete Form erhält und von der Watte frei liegt, während ersterer 
durch ein einfaches Reagenzglas gebildet wird, ca. 4 cm lang, mit 
ausgebogenem Rand. Um eine Verschiebung der Baumwolle zu ver- 
hindern, muss der Hals mit einer ringförmigen Einschnürung ver- 
sehen sein. Die handlichste Form ist diejenige, wo die Haube von 
derselben Lichte als das Glas ist, während das letztere in eine Rille 
von 2 — 3 mm ganz allmählich übergeht. Um eine grössere Oeffnung 
zu kriegen, kann man jedoch auch eine Haube benutzen, die ca. 1 mm 
überragt, in welchem Falle man die Rille nur ca. 1 mm tief macht 
und nur von der Breite des gewünschten Gürtels. 
