38 
Hutten, Weitere Beiträge zur bakteriologischen Technik. 
Die Montirung lässt sich nach kurzer Uebung recht geläufig 
folgenderm assen ausführen: man reisst sich einen einigenmassen egalen 
Wattestraug von der gewünschten Breite, ca. 1 cm, ab, befestigt ein 
Ende desselben mittelst eines Tropfens Mastixlösung in der Rille und 
wickelt ihn, indem man die Flasche dreht, glatt und gleichmässig 
daran, erst ganz fest, in den äusseren Schichten mehr lose; es lässt 
sich leicht beurtheilen, wann die Schicht passend ist, und man kann 
sie nachträglich höher oder flacher machen durch Drücken mit den 
Fingern und Aufsetzen der Haube; die losen Ränder glättet man 
nach, indem man die Nägel von Daumen und Zeigefinger denselben 
entlang gleiten lässt. Das Ganze nimmt nicht viel mehr Zeit in An- 
spruch, als das Aufsetzen eines wirklich guten Wattepfropfens. 
Dieser Gürtelfilter lässt sich sowohl an Flaschen wie an Reagenz- 
gläsern verwenden. Der Verschluss muss als sehr keimsicher be- 
trachtet werden, ein Ausgiessen ist mit keineu Uebelständen verknüpft, 
die Haube ist leicht anzufassen, zu entfernen und festzuhalten und kann 
nicht abfallen — im Gegentheil zu den ungeschliffenen ; die Mühe 
beim Montiren ist allerdings etwas grösser, ebenso der Preis *) dem des 
einfachen Reagenzglases, wohl auch dem von Dr. Schill gegenüber, 
während der Freudenreich’sche Verschluss erheblich theurer 
kommt. 
Zur Verfertigung von Rollkulturen kann man entweder mittelst 
einer dünnen, stark paraffinirten Watteschnur, oder mit einem Gummi- 
ring, welchen man über oder unter den Rand der Haube schiebt, 
luftdicht abschliessen ; die verengte Mündung kann die ohnehin nicht 
leichte Abimpfung erschweren, weshalb man für Rollplatten die Form 
mit weiterer Haube uud weniger tiefer Rille verwenden kann, welche 
sonst den Fehler hat, dass die Haube wackelig ansitzt. 
Um Anaerobionten zu züchten, kann man eine kleine Veränderung 
vornehmen ; ein Rohr wird durch die Haube bis etwa zum Boden geführt, 
entweder in dieselbe eiugeschmolzen oder einfacher durch einen Rohr- 
ansatz durchgehend und mit demselben mittelst eines Schlauchstücks 
verbunden. Man kann nun Wasserstoff durchleiten und, wenn die Luft 
ausgetrieben ist, bei dem Rande der Haube mit Paraffin zuschmelzen, 
zweckmässig durch eine aufgelegte paraffinirte Watteschnur, dann 
auch das Zuleitungsrohr zuschmelzen. Ein gleichzeitiges Evakuiren 
lässt sich herstellen, wenn man das Reagenzglas in eine breithalsige 
Flasche hineinstellt und das Wasserstoffrohr durch eine Durchboh- 
rung des Stöpsels hinausführt, während man ein zweites Rohr mit der 
Luftpumpe verbindet; in einer genügend weiten Flasche mit mehrfach 
durchbohrtem Stöpsel lassen sich mehrere Gläser auf einmal be- 
handeln. Vor dem Einsetzen zieht man die Haube ein wenig nach 
oben, versieht die Anlagefläche derselben mit einer paraffinirten Watte- 
schnur oder einem Gummiring; nach Beendigung der Operation 
schiebt man die Haube mittelst des Rohrs über den Verschluss fest, in- 
dem man das Glas gegen die Bodenfläche der Flasche stützt, und kann 
dann, nach Herausnehmen aus der Flasche, mit Paraffin nachdichten. 
1) Der Glasbläser Ludw Barthels, Hamborg, gr. Reichenstrasse, liefert die 
Reagenzglasform, 15 em 15 ir.ni, mit Haube für Mk. 10 pro 100 Stk. 
