t)ie Bakterienharpdue. 
279 
auch mich auf die Konstruktion einer Vorrichtung gebracht, die 
obigem Zwecke dient. Nur glaube ich, dass für alle Bakteriologen, 
welche sich beim Auswechseln der Objektive der neuen Z e i s s ’schen 
Schlitten statt der Revolver bedienen, meine Bakterienharpune als 
bei weitem einfachere und billigere Vorrichtung den Vorzug verdient. 
Ob sie, wie mir scheint, auch praktischer, leichter handlich und 
sicherer ist, muss die Zukunft lehren. 
Mein Prinzip ist es, die Nadel an Stelle des Objektivs 
zu setzen; dieselbe trifft den Bakterieahera, indem man die grobe 
Schraube des Stativs abwärts bewegt. Zu diesem Zwecke hat mir 
die Firma Carl Zeiss an einem solchen Sehraubeugewinde, wie alle 
Zeiss"' sehen Linsen es tragen und mit weichem sie in den Schlitten 
eiogesehroben werden, ein kleines, dreigespaltenes, federndes Röhrchen 
angebracht, das nach dem Einsteckeu der Bakterieunadel mittelst 
einer aufschraubbaren H*üise verengt werden kann, wodurch die Nadel 
in beliebiger Höhe zu fixiren ist; also mittelst desselben einfachen 
Mechanismus, der bei Häkelnadeln und Crayons im Gebrauche ist. 
Ich verwende keine Platinnadel, die sich verbiegen könnte und federt, 
sondern eine gewöhnliche, gute, an der Spitze vergoldete oder auch 
nicht vergoldete Nähnadel. Denn es kommt bei der ganzen Vorrichtung 
nur auf das absolut sichere Treffen eines vorher bestimmten Zieles an. 
Mau arbeitet nun so, dass man die zum Aufsuchen bestimmte 
Linse (etwa A oder B Zeiss) auf einen Schlitten schraubt, die 
Bakterienharpune auf einen anderen ' und daun den letzteren zuerst 
aufsetzt. Durch Abwärtsschrauben des groben Triebes sticht man 
mit der Nadel ein Löchelchen in eine freie Stelle der Platte uBd 
sucht nun dieses Löchelchen mit der Linse auf, ohne die Platte zu 
rühren, indem man mittelst des von Zeiss beigegebenen Uhrschiüssels 
— wie sonst die Linsen auf einander, so hier — die Linse auf die 
Bakterienharpune centrirt. Steht das Centruni des Löchelchens genau 
auf den Kreuzungspunkt des Fadenkreuzes 1 ) im Okular ein, so ist 
die Vorbereitung fertig und mar. kann nun hinter einander von so 
vielen schwierig liegenden Punkten der Platte und von so vielen 
Platten abimpfen, als man will. Es folgen sich bei jeder Abimpfung 
folgende Manipulationen : 
1) Aufstecken der Linse und Aufsuchen des Bakterienherdes ; 
2) Vertauschen der Linse mit der Bakterienharpune und einmaliges 
Nieder- und Aufwärtsschrauben der letzteren, die dann hinreichend 
infizirt ist; 3) Abnehmen der Harpune mit Schlitten und Ab- 
impfung, indem man mit der Harpune, diese am Schlitten haltend, 
einen Strich auf eine andere Platte oder ein Schälchen macht; 4) 
Sterilisiren der Harpune (immer am Schlitten) in der Flamme oner 
durch Abwischen mit Karbolwasser und Alkohol. Dann wieder Aufstecken 
des Schlittens mit der Linse, Aufsuchen eines neuen Herdes u. s. f. 
Hat man ein paar Mal mit der Harpune gearbeitet, so geht es 
genau so schnell, wie von vereinzelt liegenden, gröberen Herden mit 
1) Für diejenigen, welche kein Fadenkreuz im Okular besitzen, empfehle ich ein 
Fadenkreuz, auf Glas eingesehnitten und in jede» Okular zu legen, welches Zeiss für 
8 Mark liefert. 
