Untersuche ngsmethodeu, Instrumente etc. 
481 
erspart auch das nutzlose Suchen nach BacilieD ausserhalb des Ringes. 
In das Okular des Mikroskops wird ein aus schwarzem Papier ge- 
schnittenes rechteckiges Diaphragma eingelegt, das unterhalb der 
Mitte mit einer Haarlinie versehen ist; die Bacillen werden gezählt, 
wie sie unterhalb der Linie passiren. Mittelst einer einfachen Vor- 
richtung, die sich Jedermann selbst anfertigen kann, gelingt es, die 
Grösse des Tropfens genau nach Gesichtsfeldern abzumessen. Ein 
Kork, der ein Holzstäbchen mit Metallspitze trägt, wird an einer der 
Schrauben des beweglichen Objekttisches befestigt. Dieser einfache 
Zeiger gleitet auf einer Scheibe aus Kartonpapier, die mit einer 
Skala versehen ist, deren Theiistriche den Gesichtsfeldern entsprechen. 
Die Scheibe ist mittelst Spannnägeln auf einem Brettchen fixirt, das 
von einem Stativ getragen wird. Das Brettchen ist mit einer cen- 
tralen Oeffnung versehen, durch welche hindurch die Schraube 
des Objekttisches bewegt werden kann, welche den Indikator 
trägt. Das Messen ist einfach. Da die den Zeiger tragende 
Schraube den Objekttisch Dur nach einer Richtung hin be- 
wegt, so dreht man die Schraube , bis man die innere Seite 
des schwarzen Ringes erreicht hat, befestigt den Indikator derart, 
dass er auf der Skala 0 zeigt und dreht nun die Schraube mit dem 
Zeiger bis zum inneren Rande des Ringes auf der entgegengesetzten 
Seite. So erhält man den Durchmesser des Tropfens in Gesichts- 
feldern, von welchem noch die Entfernung zwischen dem inneren 
Rande des Ringes nud der Peripherie des Tropfens in Abrech- 
nung zu bringen ist. Es genügt, um ziemlich gute Resultate zu er- 
halten, die Bacillen in einer grösseren Zahl von Gesichtsfeldern an 
verschiedenen Stellen des Tropfens zu zählen. Verf. geht indes noch 
genauer vor und zählt 16 Gesichtsfelderreihen in jedem halben 
Tropfen. Das Registrireu der gefundenen Bacillenzahl wird durch 
die Benutzung eines kleinen, eigentlich für merkantile Zwecke be- 
stimmten Zählapparates (von Schlicht and Field, 7 Exchange 
St., Rochester, N. Y.) wesentlich erleichtert. Die Berechnung des 
BacilleDgehaltes der ganzen Sputummenge ergibt sich nun von selbst. 
Verf. trat auch der Frage bezüglich der Vermehrung des Tuber- 
kelbacillus im Sputum ausserhalb des Körpers näher. Das Sputum 
von einem Tage wurde sofort untersucht, das Sputum vom nächsten 
Tage bei Körper- oder Zimmertemperatur belassen und dessen Ba- 
cillengehalt nach verschieden langer Zeit bestimmt. Die Ergebnisse 
von zwei Beobachtungen weisen auf eine wirkliche Vermehrung der 
Bacillen im stehenden Sputum hin. 
Für die Genauigkeit der mitgetheilten Zählmethode sprechen 
einige vom Verf. in Gemeinschaft mit Ghriskeyza anderen Zwecken 
unternommene Versuche. Die Anzahl der aus einem Tropfen von 
Milzbrand, Staphylococcus p. aureus und Hogcholera in Roll- 
röhrcheu gewachsenen Kolonieen entsprach der im gleichen Tropfen 
gezählten Menge von Mikroorganismen. 
Verf. empfiehlt ferner seine Methode für solche Versuche, bei 
welchen es sich darum handelt, eine bestimmte Anzahl von Mikro- 
organismen in Nährböden, Desinfizientien etc. einzuführen, und hält 
dafür, dass sie die Oesenmethode in Bezug auf Genauigkeit und 
