Einige Beiträge zur bakteriologischen Technik. 
539 
sich beim Durchstechen der Gewebe fortwährend biegt, selbst wenn 
der Weg durch die Oberfläche vermittelst eines sterilisirten (heissen) 
Messers etwas gebahnt wurde, so habe ich eine etwas zweckmässigere 
Platinöse angefertigt, wie die beigegebene Figur 1 sie zeigt. Der 
=€> 
Fig. 1. 
1 mm dicke Draht ist viel weniger biegsam, als der gebräuchliche, das 
Instrument hat die Form eines Speeres, indem das Ende zu einer 
Spitze zugehämmert und zugeschnitten ist; dieselbe enthält in der Mitte 
ein Loch und ist auf den Seiten etwas geschliffen, so dass sie scharf ist 
und mit Leichtigkeit in die Leber, das Herz u. s. w., deren Oberfläche 
vorher etwas angebrannt worden ist, eingebohrt werden kann. Hinten 
wird der Draht in ein Messingröhrchen gesteckt. 
2. Zur Untersuchung von Tropfenkulturen ist folgende Methode 
sehr bequem und für das Auge weniger ermüdend, als die gewöhn- 
liche , da durch erstere das Einstellen sehr erleichtert wird: Mit 
einem kleinen Pinsel wird auf dem Drehtische ein feiner, schwarzer 
Ring auf das Deckgläschen gemalt (die Farbe besteht aus Lampen- 
russ und Blutserum). Das Gläschen wird in gewohnter Weise steri- 
lisirt und der Tropfen in die Mitte des Ringes gebracht. Nun ist es 
leicht, für den Ring einzustellen, und, da letzterer in der gleichen 
Ebene liegt wie die Organismen, so werden diese durch Verschie- 
bung des Präparates leicht gefunden. 
3. Aus geschmolzenem, auf einen Glasteller gegossenem Paraffin 
werden vermittelst einer Blechröhre Scheiben ausgestochen, die einen 
etwas grösseren Durchmesser haben, als die zu bedeckenden Reagenz- 
gläschen. Die Scheiben können, in Sublimat sterilisirt und unter 
einer Glasschale aufbewahrt werden. Will man nun ein Reagenz- 
gläschen mit einer solchen Scheibe bedecken, so wird zuerst der 
Wattepfropfen angebrannt und zugeschnitten, dann die Scheibe etwas 
angewärmt und gleich einer Kappe über die Oeffnung des Gläschens 
gestülpt, und auf den Seiten gut angedrückt. Das Gläschen ist nun 
hermetisch verschlossen. Im Falle, dass die so zubereiteten Röhrchen 
bei hoher Temperatur aufbewahrt werden müssen, wird ein kleines 
Loch in die Paraffinkappe gemacht wegen der Ausdehnung der im 
Gläschen enthaltenen Luft, dieses wird später wieder mit frischen 
Paraffin geschlossen. 
4. UmBlutserum verschiedener Thiere zu gewinnen, 
erwies sich folgende Methode als sehr befriedigend: Die Form des 
Gefässes, welches dazu benutzt wird, ermöglicht es, eine grössere Menge 
von Serum von dem gewonnenen Blute zu erhalten, als dies mit den 
sonst gebräuchlichen Methoden der Fall ist. Auch ist die Gefahr der 
Verunreinigung eine viel geringere. 
Die Idee, die der Methode zu Grunde liegt, verdanke ich meinem 
Freunde, Herrn Dr. Councilman, welcher vor einigen Jahren, um 
Kaninchenblut in kleineren Quantitäten zu histologischen Zwecken zu 
erhalten, fein ausgezogene Pipetten benutzte, welche in der Mitte 
eine kugelige Erweiterung aufwiesen. 
