686 
Dzieragowski und Rekowski, 
der bisher zu diesem Zwecke allgemein eingeführte Brieger’sche 
Apparat erwies sich für unseren unzulässig. Man kann in diesem 
Apparate Nährflüssigkeiten nicht stundenlang bei einer Temperatur 
zwischen 25—37° C einengen, ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein, 
diese Medien zu verlieren durch Keime, mit denen sie während 
der Fällung des Apparates aus der Luft iotizirt wurden. Es ist 
auch schwer, in diesem Apparate, hauptsächlich wenn man bis zum 
Trocknen eindampfen will, die Temperatur innerhalb niederer, genauer 
Grenzen innezuhalten, insbesondere gegen das Ende der Operation hin. 
Diese Gründe haben uns bewogen, nach einem Apparat zu suchen, 
und zwar mit Erfolg, welchem diese Mängel nicht auhaften. 
Mit dem von uns konstruirten Apparate können wir nicht nur 
wässerige Lösungen bei einer genau berechneten Temperatur von 
23° G ab bis zum Trocknen innerhalb relativ kurzer Zeit eindampfen, 
sondern auch die keimfrei, filtrirten, der Eindampfung unterworfenen 
Flüssigkeiten können sogar tagelang iu demselben keimfrei verbleiben. 
Die Thatsache, dass dieser Apparat in kürzester Zeit in vielen 
hiesigen Laboratorien Eiugang gefunden und sich vollkommen bewährt 
hat, veranlasst uns, denselben heute weiteren Kreiseu vorzuführen. 
In der Hauptsache besteht der Apparat aus zwei Theilen: 
1) Aus einem konischen (siehe Fig. I, A), dickendigen, von 50 
zu 50 ccm gruduirten, gläsernen, flaschenähnlicheu Gelasse von 3 — 4 
Liter Inhalt, in dessen breiter, nach oben gekehrter Basis 2 Oeff- 
nungen von 3 cm lichter Weite angebracht sind. Eine ähnliche Oeff- 
nung befindet sich in der Spitze seines nach unten gerichteten Konus. 
Alle diese Oeffnungen haben starke, eingeschmolzene, gläserne Hälse, 
von ca. 5 cm Höhe, welche mit Gummistöpsel luftdicht verschlossen 
werden können 1 ). 
2) Aus einer diesem Glasgefässe (siehe Fig. B) aptirten Bade- 
wanne. aus Messing, mit 2 verglasten, gegenüberstehendeu Fenstern 
in ihren Wänden, durch welche man die der Destillation unterwor- 
fenen Flüssigkeitsmengen genau beobachten kann. Diese Wanne steht 
mit ihrem konischen Theile nach unten in einem eisernen Gestelle, 
sie ist in ihrem etwas nach innen eingebogenen oberen Rande 
mit einem Thermometer (E) und einem Thermoregulator (F) versehen, 
um den unter ihr befindlichen Brenner zu reguliren. 
Ausserdem gehören zu diesem Apparate: 
Feste und durchbohrte, mit gekrümmten Glasröhrchen versehene 
Gummipfropfen , Chamberland’ sehe Filtrirkerzen, dickwandige, 
mit kleinen Lumen versehene Gummiscbläuche, 2 laughälsige 2 ) 
Wulff sehe Flaschen mit Manometer, ein Li ebig’ scher Kühler 
und eine Wassersaugpumpe. Wir möchten dieser Pumpe (Fig. III) 
ganz besonders Erwähnung thun; sie ist eine sogenannte Glas- 
stachelsaugpumpe französischen Ursprungs und wird von der hiesigen 
1) Man kann dem Apparate eine beliebige Grösse geben ; die konische Form wurde 
von uns. gewählt, um bei der Destillation das Ueberscbäumen der Flüssigkeiten bei 
starker Füllurg des Apparates zu verhüten. 
2) Die langbalsige Form haben wir deshalb gewählt, um die Wulff’ sehen 
Flaschen ganz mit Eis oder Schnee umhüllen zu können und somit von den flüchtigen 
Destiliationprodaktun so wenig wie möglich zu verlieren. 
