Ein Apparat, um Flüssigkeiten bei niederer Temperatur keimfrei ebzudampfen gg7 
Firma J. Rüting & Comp, verfertigt und für den Preis von 2 Rubeln 
abgegeben. Um unseren vollständig montirten Apparat luftleer zu 
machen (also um ca. 7 Liter Luft zu evakuiren), braucht sie 12 bis 
15 Minuten bei einem Wasserdrücke von nur 1 / a Atmosphäre. 
Fig. II. 
Fig. i. 
Die Zusammensetzung des Apparates zeigt die Zeichnung I. 
Nachdem das Glasgefäss A, mit Sublimat ausgewaschen, mit Alko- 
hol und Aether ausgespült und seine 3 Oeffn ungen mit sterilisirten 
Gummipfropfen verschlossen worden, stellt man es mit dem Konus 
nach unten in die Wanne. Ueber den Pfropfen bei 3 kommt noch 
eine sterilisirte, fest anliegende Gummiklappe. Man uimmt sodann 
die Pfropfen bei 2 und 1 v/eg und verbindet diese Oeflnungen durch 
durchbohrte, mit Glasröhren versehene Gummipfropfen einerseits, 
durch einen Gummischlauch mit der Filtrirkerze (D), die in einem 
entsprechend hohen Glascylinder (C) steht, andererseits mit dem 
Liebig’schen Kühler (G); dieser ist wiederum durch dieWulff- 
schen (H 1 und H~) Flaschen mit der Wasserpumpe J in Verbin- 
dung. Selbstverständlich sind die angewandten Ansatzsücke bei 2 und 
45* 
