46 Untersuchungen über die Quellung einiger vegetabilischer Substanzen. 
densten Messungen unentbehrlichen Instruments habe ich in meinem 
Aufsatz über Wachsthum veröffentlicht (Bot. Zeit. 1876 p. 108). 
Beide Apparate standen während der Versuche dicht neben ein- 
ander auf einer horizontalen Marmortafel in einer Nische der sehr 
dicken Wand meines zu ebener Erde gelegenen Arbeitszimmers. 
Als Fehlerquelle bei den Untersuchungen kommt eigentlich nur 
der Einfluss der Temperatur in Betracht, und zwar auch hier nur die 
Differenz zwischen der Ausdehnung des Quellungsapparates — den 
man der Kürze wegen Oedometer 1 ) nennen kann — und der des 
Messapparates; denn dehnt sich das Oedometer, so dehnt sich auch 
die Säule des Messapparates und sucht die erste Dehnung zu para- 
lysiren. 
Es wurde die Höhenausdehnung des Oedometers für einen Grad 
Celsius nach den bekannten Ausdehnungscoefficienten- des Stahls, 
Messings und Platins zu 0,0035 Millimeter, diejenige des Messapparats 
zu 0,0045 Millimeter berechnet : mithin beträgt der effective Einfluss 
der Wärme bei 1° Temperaturdifferenz 0,001 Millimeter, was bei den 
Ablesungen, obgleich wegen der geringen Grösse ohne Bedeutung, 
berücksichtigt worden ist. 
Ich stehe übrigens nicht an, selbst darauf hinzu weisen, dass die 
hier dargestellte Form des Oedometers für die im Folgenden mit- 
getheilten Versuche unnöthige Complicationen enthält. Allein beim 
Entwurf des Apparates konnte ich noch nicht ermessen, wie sich 
thatsächlich die Untersuchung über die äussere Arbeit der Quellung 
gestalten würde, und schien mir ein so langes Rohr, wie das beschriebene, 
wünschenswerth zu sein, falls das Aufquellen grösserer, schleimiger 
Massen untersucht werden sollte. Für die Untersuchung des Quellens 
von Zammana-Plättchen würde ein einfacher starker Klotz von Nickel 
genügen, in welchem eine etwa 5 bis 10 Millimeter tiefe Bohrung 
hineinragt, so dass man den Körper oben hineinlegen und wieder 
herausnehmen kann. Ich habe mir einen solchen Klotz von Nickel, 
der oben noch ein kleines Wasserreservoir trägt, bestellt, um den- 
selben einfach auf die Platte P meines Oedometers aufzuschrauben. 
Will man aber ein langes Rohr anwenden, so ist der beschriebene 
1) von oidav, schwellen. 
