52 
KURT MOLIN, 
(Schvved. Südpolar-Exp. 
1903. 
Sept. 10. 
ii. 
14. 
Okt. 27. 
Juni 4. 
Bodman arbeitet mit magnetischen Messungen im Schneehaus. Atem hinderlich. 
Bodman arbeitet im Schneemagnethaus. Deklinationsversuche mit folgender Torsions- 
bestimmung. Die erstere nahm V= Stunde, die letztere längere Zeit in Anspruch. 
Keine künstliche Beleuchtung im Schneemagnethaus nötig. 
Schneemagnethaus beginnt zu sinken und muss durch Erhöhung des Daches repariert 
werden. 
Etwas Schnee wurde durch eine Türspalte und Dachritzen hineingeweht. Etwas Schnee 
auf dem Deklinometer, die übrigen Instrumente ohne Schnee. 
Am Morgen steht die Türe zum (M) offen, nachdem sie durch einen Sturm aufgeblasen 
worden war. Die Lampe heruntergeblasen. Alle Instrumente mit 1 paar cm Schnee 
bedeckt (s. Taf. 1 e). 
Aufzeichnungen, die von speziellem Interesse ftir die verschiedenen Variometer 
sind, findet man im Zusammenhang mit den Berichten über dieselben. 
V. Deklinationsmessungen. 
A. Das Variationsdeklinatorium. 
Das Variationsdeklinatorium nach LAMONT hat eine stark magnetische, mit einem 
leichten Spiegel versehene, hufeisenförmige Magnetnadel, die innerhalb der Ausbohrung 
eines dickwandigen Kupferzylinders schwingt, wodurch für die Nadel aperiodische Be- 
wegung erzielt wird. Durch die Drehbarkeit des Spiegelträgers der Nadel und durch 
die Drehbarkeit des Spiegelgehäuses ist man in der Wahl des Ortes für die Auf- 
stellung des Skalenfernrohres unbeschränkt. Bei dem Instrumente ist im Inneren der 
Spiegelkapsel noch ein zweiter Spiegel, der Mirenspiegel, angebracht, welcher durch 
Verstellbarkeit dem Spiegel der Nadel für eine mittlere Lage derselben parallel ge- 
stellt wird. Bei der Ablesung der Skala wollen wir diesen Normalstand mit N be- 
zeichnen. Man erblickt dann im Skalenfernrohr zwei Skalenbilder, von welchen also 
das eine feststeht und ausser dem Normalstand den unveränderten Stand von Varia- 
tionsdeklinatorium und Skalenfernrohr zeigt. Über dem Spiegelgehäuse erhebt sich 
die Suspensionsröhre, durch welche der Aufhängefaden für die Nadel vom Torsions- 
kopfe aus herabhängt. Eine ausfürliche Beschreibung des Instrumentes gibt EDEL- 
MANN, 1 auf welche verwiesen wird. Wenn das Instrument auf seinem Pfeiler aufge- 
stellt ist, wird ein einfacher Kokonfaden durchgezogen und derselbe durch ein dem 
Gewichte der Nadel gleiches Messingsgewicht austordiert. Hierauf hängt man die 
Nadel ein, dreht ihren Spiegel und die Spiegelkapsel in die erforderliche Lage nach 
dem gewünschten Orte für das Ablesefernrohr. Die von WlLI ) 2 vorgeschlagene Em- 
1 M. Th. Edelmann, Die erdmagnetischen Apparate der Polar-Expeditionen im Jahre 1883. 
2 H. Wild, Mitteilungen der internationalen Polarkommission, 1 . Lieft, p. 18. 
