Bd. I: 5) 
ERDMAGNETISCHË ERGEBNISSE. 
67 
Die Korrektionen sind nur bei solchen Mittelwerten d 0 angebracht, für die die Diffe- 
renz (beob. — ber.) kleiner ist als 1' für die 2. und 3. Periode und kleiner als 3' für 
die i. Periode. Die reduzierten Mittelwerte findet man in den Tabellen 13, 14 und 
15 aufgeführt. Die in Parenthesen aufgenommenen Werte für e/ 0 sind nach den betr. 
Formeln berechnet. 
Um die verschiedenen Perioden miteinander vergleichen zu können sollte ja streng 
genommen die Gültigkeit für die Formeln (5) und (7) auf cf C ausgedehnt werden 
und für die Formel (6) auf — 15 C, also wesentlich über die Temperaturintervalle, 
für die diese Formeln berechnet sind. Die Fehler, die dabei entstehen, entziehen sich 
einer Schätzung; diese Verhältnisse müssen vielmehr dadurch geprüft werden, dass 
man die Konsequenzen prüft, zu denen sie führen (s. darüber p. 88). 
Ober die Natur dieser eigentümlichen 'Temperaturkoeffizienten» für das Deklina- 
tionsvariometer sich mit irgendwelchem Anspruch auf Sicherheit zu äussern, ist schwer. 
Es scheint mir, als ob die Sache sich so verhalte, dass sich die Skala des Vario- 
meters parallel mit sich selbst verschoben habe auf Grund der Einwirkung der Tem- 
peratur auf die Anordnungen, welche diese festhalten- In den Perioden 1 und 3, d. h. 
in der Zeit März — Okt., wenn der tägliche Gang der äussern Temperatur die kleinste 
Amplitude 1 erreicht, bedeutet die Tagesamplitude (c) in Temperatur 0 deutlich am 
meisten, denn y hat grosse Werte; in der 2- Periode Nov. — März dagegen, kann der 
Einfluss von c vernachlässigt werden, obwohl die Amplitude der äussern Temperatur 
nun ihrem absoluten Betrage nach grösser ist. 
Eine Frage von der allergrössten Bedeutung ist die. ob die Einwirkung der Tem- 
peratur sich darauf beschränkt, den Tagesmittelwert auf die angegebene Weise zu 
beeinflussen oder ob jeder einfache Stundenwert mit einem Fehler behaftet ist, der 
in einem Zusammenhang mit dem der Stunde entsprechenden Mittelwert von & steht. 
Ich habe deswegen neben der Deklinationskurve in grossem Masstab die Tem- 
peratur-Zeit-Kurve und die Deklinationskurve für die »Isla de Ano Nuevo» aufge- 
zeichnet. 
Aus diesem Kurvenmaterial ergibt sich, dass der Stundenmittelwert von T keinen 
Einfluss auf den Stundenwert der Deklination auszuüben scheint, auch nicht mit einer 
gewissen Zeitverspätung, was man a priori erwarten könnte. 
C. Messungen der absoluten Deklination für die magnetische 
Hauptstation. 
Die Beobachtungen der Deklination fanden stets auf der gleichen Stelle in der 
Nähe des magnetischen Observatoriums bei der sogenannten magnetischen Haupt- 
1 Vgl. G. Bodman, a. a. O. Bd. II. L. 4. III. Taf. 4. 
