68 
KURT MOLIN, 
(Schwecl. Südpolar-Ex) 
Station statt. (In zwei Fällen auch im magnetischen Schneehaus {MSH).) Ferner 
sollten wie bei allen absoluten Messungen überhaupt Ablesungen des Standes des be- 
treffenden Variationsinstrumentes stattfinden, so dass in diesem Fall die Basiswerte 
des Deklinationsvariometers erhalten werden konnten. 
Aus den Photographien Taf. i a, b, c ist der Abstand zwischen dem magne- 
tischen Variationsobservatorium und {MH) bzw. {MSH ) auf 25 bzw. 15 m geschätzt 
worden. 
1 Bestimmung mit dem Lamontschen Instrument. 
Die Messungen geschahen mit zwei Magneten, nämlich einem starken, dem soge- 
nannten Deklinationsmagneten, und einem schwächeren, dem Torsionsmagneten. 
Auf dieselbe Weise war die gleichzeitige deutsche Südpolar-Expedition ausgerüstet. 1 
Weil der Aufhängefaden, ein Kokonfaden, nicht torsionsfrei ist, ist der Magnet um 
einen kleinen Winkel aus dem magnetischen Meridian de- 
viiert. Diese Abweichung kann durch folgendes Verfahren 
eliminiert werden, das als eine Modifikation der genaueren 
LlZNARschen 2 Methode betrachtet werden kann, welche von 
der deutschen Expedition angewendet wurde. 
MM sei die Ebene des magnetischen Meridians und 
AB eine Ebene, in der der Aufhängefaden torsionsfrei ist. 
Der Deklinationsmagnet stellt sich in die Ebene M' M' ein, 
die mit MM den Winkel y bildet. Aus Fig-, 4 wird direkt 
. MH -sin y = d((t-y) (1) 
erhalten. Wird der Deklinationsmagnet durch den Tor- 
sionsmagnet ersetzt, d. h. durch einen sehr kurzen Mes- 
singstab vom selben Gewicht wie der Deklinationsmagnet, 
der aber nur mit einem sehr schwachen kleinen Magnet 
versehen ist, so wird dieser wegen der Torsion um einen 
Winkel g > y aus dem magnetischen Meridian deviiert- 
Also mH ■ sin g = d {ß — g) . (2) 
Wird der Torsionskopf um den Winkel 2 in negativer 
Richtung gedreht, so erhält man 
mH- sin {g — n) = d {ß — g — 2 + n) . (3) 
1 K. Luyken, Deutsche Südpolar-Expedition 1901 — 1903. VI Band. Erdmagnetismus II. Band. Heft II. 
Die absoluten erdmagnetischen Beobachtungen der Kerguelen-Station, p. S4, 1908. 
2 J. Liznar, Ableitung der bei absoluten Messungen der Deklination wegen der Torsion des Auf- 
hängefadens anzubringenden Correktion. Ztschr. f. Instr. Kunde IV: 127. 
