74 
KURT MOLIN, 
(Schwed. Südpolar-Exp. 
eine direkte Ablesung jede 5. Minute zulassen; die Minuten werden dann abgeschätzt. 
Die Gradierung wächst in trigonometrisch positiver Richtung. Der Apparat ist früher 
von A. HAMBERG auf der schwedischen Expedition unter A. G. NATHORST nach 
Spitzbergen und von F. ÅKERBLOM auf der NATHORSTschen Expedition nach Grön- 
land 1899 benutzt worden. 1 Auf eine Beschreibung des Apparates wird verzichtet, da 
solche Beschreibungen in der Literatur zu finden sind. 2 
Beide zum Instrument gehörigen Nadeln I und II sind bei jeder Bestimmung zur 
Anwendung gelangt. Die Winkel zwischen den magnetischen und geometrischen 
Achsen der Nadeln sind vor der Abreise der Expedition im Magnethaus des physi- 
kalischen Institutes zu Upsala bestimmt worden; ÄKERBLOM gibt als Wert von £1 für 
die Nadel, der er sich bedient hat, nämlich Nadel I. + io',i an, und aus der Über- 
einstimmung zwischen den Messungen von E. SOLANDER und A. HAMBERG vom 7. 
Mai 1899 und von ÅKERBLOM vom 4. Okt. 1899 geht hervor, dass «i sich in der da- 
zwischenliegenden Zeit konstant gehalten hat. Was Nadel II anlangt, ist in SOBRALs 
Aufzeichnungen vom 7. Mai 1899 angegeben, dass sie auf + 26', 3 bestimmt worden 
ist. 3 Da keine Ummagnetisierung der Nadel in der Zwischenzeit vorgenommen wor- 
den ist, so könnten diese Werte von £1 und «n auch fiir die Zeit benutzt werden, um 
die es sich hier handelt, nämlich bis April 1903, in Übereinstimmung z. B. mit der 
Verfahrungsweise ÅKERBLOMS, wenn nicht folgende Vergleichungen gezeigt hätten, 
dass diese Korrektionen für das Instrument nicht genügend sind, so wie es 1903 war 
und wie es sich bis 1909 beibehalten hat. 
3. Komparationen. 
Nach Beendigung der Expedition sind Vergleichungen teils 1903 und teils 1909 
vorgenommen worden. 
a) Komparationen auf der '»Isla de Ano Nuevo . 
Am 18. Nov. 1903 wurden von BODMAN und SOBRAL Vergleichungen in dem 
argentinischen Magnetobservatorium auf der »Isla de Ano Nuevo» vorgenommen. Für 
die Deklination gibt das Protokoll folgende Daten und Erklärungen. Für das argen- 
tinische Deklinometer gilt nach Stationsmessungen vom Okt. 1903 der Basiswert 
D‘ B = 15 18', 23 entsprechend dem Teilstrich 200,0. Die Deklination wuchs mit wach- 
sender Ablesung nach der Formel D A = D' B + i',8s (iVbeob. — 200,0) N -*■ O. 
1 F. Åkerblom, Determinations magnétiques faites au Grönland du nord-est. Ark. Mat. Astr. Fys. 
Stockholm. Bd. i. p. 609. 1904. 
2 Der Apparat ist beschrieben in Hydrographisches Amt des Reichs-Marine Amts: Handbuch der Naut. 
Instrumente 2. Aufl. § 1S0. p. 238. Berlin 1S90 sowie auch von A. Nippoldt, Campagne Arctique de 1907. 
Duc D'Orléans. Journal de Bord et Physique du Globe, p. 56. Bruxelles 1911. 
3 Vgl. E. Solander, Determinations magnétiques. Missions scientifiques pour la mesure d’un arc de 
méridian au Spitzberg. Mission suédoise. T. il: VII. A. Stockholm 1904. 
