Bd. I: 5). 
ERDMAGNETISCHE ERGEBNISSE. 97 
Deklinatorium gilt also D = Z) 0 + o',9 93 o ( n — N). Das //-Variometer wird auf die- 
selbe Weise benutzt wie bei LamüNT, und es gilt dafür die Formel 
H sin cp — /"sin (« — cp) , (1) 
wo F das Feld der beiden Deflektormagneten ist. Wird differenziert und wr mit — at 
ö F 
ersetzt, wo a der Temperaturkoeffizient für das magnetische Moment der Deflektor 
magneten ist, so gelangt man zu 
dH sin « 
H sin (« — < p ) sin cp 
cp) — cotg <p • do. — at , 
(2) 
wo diet — f/i) und det den Ablesungen (ri — N') und in — N) an dem H- bzw. D- 
Variometer entsprechen. Weiter wurde in Übereinstimmung mit dem Verfahren von 
Edelmann 1 die Anordnung getroffen, dass (et — cp) als sehr nahe 90° betrachtet wer- 
den konnte, da die Gleichung auf 
dH 
H 
cotg <p' 
<1 
1 
n — N\ 
\ 2 An 
2 Ad I 
— at 
( 3 ) 
reduziert wird. Die Torsion des Suspensionsfadens ist von SOBRAL vernachlässigt 
worden. Die Formel (3) würde mit der LAMONTschen 2 * identisch, wenn Ah = Ad 
gesetzt werden könnte. Von der Wahl des Winkels cp' hängt die Empfindlichkeit des 
Instrumentes ab, und für die Ermittelung derselben hat nach Edelmann die Verbin- 
dungslinie L bei dem Deklinatorium mit der Richtung des magnetischen Meridians 
zusammenzufallen; beim //-Variometer laufen Hilfsmagnet und Ablenkungsschiene 
einander parallel. Die Ablesungen am Deklinatorium werden jetzt mit « 0 und n x be- 
zeichnet, ebenso jene am //-Variometer mit n ' 0 und n\. Aus den Deviationen am 
„ , . , ... «0 — en M • kn 
Deklinatorium erhalt man , = , — — 
4 Ad Q ’ ■ H 
projiziert, so erhält man die Gleichung 
Wird auf die Richtung AB in Fig. 8 
// sin(f/ ,f + dtp') = j cos | « — (cp' + dep') — 
die mit Hilfe von Gleichung (1) unter die Form 
M-kn 
r 
sin 
H) 
H sin cp' 
des' + 
M-kn 
1 M. Th. Edelmann, Die erdmagnetischen Apparate der Polar-Expedition im Jahre 18S3. Braun - 
schweig 1882. 
2 J. Lamont, a. a. O., p. 207. 
13 — ‘ 200166 . Schwedische Si'tdpolar-Expedition iqoi — tçoj. 
