Bd. I: 5). ERDMAGNETISCHE ERGEBNISSE. 
Gleichung (3) kann dann geschrieben werden 
99 
dH , , 
-jj = 1 3, 8 7 ' 10 5 (11 
N') — 13,82 • io^ 5 (fi — N) — at . 
Rechnet man die Ausschläge von den Nullpunkten der bez. Skalen und vernach- 
lässigt man das auf Grund der Verschiedenheit zwischen Ah und Ad entstandene 
Glied mit dem Faktor + O,o 3 • io --5 , so erhält man 
dH , , 
-77 = 13,87 • 10 5 yn 
fi) — at . 
Weiter ist man gezwungen auf H = 0,16 C. G. S. zu reduzieren, da dies die 
Horizontalintensität ist, auf die SOLANDER 1 bei der Bestimmung von log C für den 
grossen LAMONTschen Theodoliten des physikalischen Institutes reduziert hat. Über 
den Temperaturkoeffizienten a bietet SOBRALs Originalprotokoll keine weiteren An- 
gaben. Es scheint mir jedoch höchst wahrscheinlich, dass die Deflektormagneten mit 
dem festen Deflektorpaar des EDELMANNschen //-Variometers identifiziert werden 
können, das auf der Expedition angewendet wurde, und für dieses, das teilweise tem- 
peraturkompensiert ist, hat SOLANDER 2 den Wert a = o, 000160 gefunden. Also fin- 
det man 
* mod. = — 3,011 • io~ 5 \_n —>i — 1,15 (/’ — 15)] ; 
denn da dH > o, so nahm n ab. Nach folgender Formel wird also // 0 berechnet 
log H — 9,099235 — log T — 38,9 • io~ 6 (ty — 15) + 30 ■ io~ 6 — H log sin <f> + 
+ 46,2 • IO 6 (t,p —15) + 30,11 • IO 6 I U T — HI — I,ij (t°HT — 1 5) + 
+ n <p flip i ,15 ( t Hip ~ 1 5 ) | 
Mit dem grossen LAMONTschen Theodolit des physikalischen Institutes sind drei 
absolute Bestimmungen von Prof. Dr. G. Granqvist am oben beschriebenen Platz 
ausgeführt worden. Die Ablenkung geschieht wie stets in Upsala nach A. J. ÄNG- 
STRöMs Methode in der Weise, dass eine Serie 7 Deviationen umfasst, von welchen 
die 3 letzten Wiederholungen der 3 ersten in umgekehrter Ordnung sind. Die 4. 
Deviation wird für die Berechnung des Deviationswinkels 2 mal angewendet, und 
deshalb kann die entsprechende Bestimmung des Standes des //-Variometers doppelt 
1 E. Solandee, a. a. O., p. 29 
2 Siehe p. 112. 
