Bd. I: 5). 
ERDMAGNETISCHE ERGEBNISSE. 
139 
Fig. 19. 
Bevor wir auf die Bestimmungen des Basiswertes übergehen, betrachten wir die 
Variationsablesungen ganz übersichtlich. Als Wert von N" habe ich ganz beliebig 
460,0 gewählt und dV kann geschrieben werden 
dV= E v - 10 - 4 • // [460,0 - n - nO] ( i ) 
B. Der Temperaturkoeffizient // des Vertikalvariometers. 
In einem Diagramm wurden für jeden Tag die Zusammenhängenden Werte der 
Ablesungen (460,0 — n") und der Temperatur im Magnethaus 0 ° C eingezeichnet. 
Diese Kurven zeigen eine in die Augen fallende Parallelität im Gang, was auf einen 
beträchtlichen Temperaturkoefifizienten deutet (s. Fig. 20). Eine fortgesetzte Vergleich- 
ung zeigt weiter bei raschen Temperaturänderungen, dass diese erst nach einer ge- 
wissen Zeit ihren Einfluss gegenüber der (460,0 — ;/')-Kurve geltend machen. 1 Zwischen 
den Kurven existiert also eine Phasendifferenz d, die ihrer physikalischen Natur nach 
so kompliziert sein muss, dass ein näheres Eingehen darauf nicht in Frage kommen 
kann. Deshalb wird bei den Berechnungen der Wert von d angewendet, den man 
für die in Rede stehende Kurvenpartie aus dem Diagramm erhält, aber mit der Ein- 
schränkung, dass die in Stunden ausgedrückten Werte von d nur ganze Zahlen um- 
fassen und hauptsächlich die Werte 1 und 2 gehabt haben. 2 Die Formel (1) kann 
man also schreiben 
dv £ = Ey ■ IO-4 . // [( 4 6o )0 - n") i + d - r,V.] (2) 
1 Nach Mitteilung von Piof. Dr. G. Bodman war das Thermometer mitten zwischen den D- und H- 
Variometern und in gleicher Höhe mit diesen aufgehängt. Also etwa 2,5 m von dem Lloydsche Wage entfernt. 
2 Vergl. z. B. J. Lamont, a. a. O., p. 130. 
