a new Micrometer and Megameter. 793 
effential fervice, to propofe another micrometer of com- 
mon glafs, to explain the theory of it, and to extend it to 
much larger angles, which may render it applicable to 
the optical instruments made ufe of in the navy, in taking- 
geographical latitudes and longitudes. 
I had already made a prifm of this fort, and Ihewed 
the Abbe fontana its effecit for the double image of the 
Sun on his excellent little achromatic glafs : the two 
images were procured by applying this prifm to the ob- 
ject -glafs with the hand, in fuch a manner that it covered 
only one-half of it : pufhing it more or lefs forward, occa- 
fioned a change in the brightnefs of the light of the two 
images, and fhewed that they might be made equally clear. 
By changing the inclination of this piece, the diftance be- 
tween the two images was varied, which did not alter 
when 
je crois rendre un fervice encore plus conftderable, enpropofant cette autre efpece 
de micrometre a verre limple, en developpant fa theorie, en Tetendant aux 
angles beaucoup plus grands, ce qui donne le moyen de l’appliquer aufli aux 
inftrumens d’optique, que la marine doit employer pour ebferver les latitudes et 
longitudes geographiques. 
j’avois deja fait faire un prifme de cette efpece; et fis voir au meme M. 
l’Abbe fontana fon eftet pour la double image du Soleil, fur fen excellente 
petite lunette acromatique : on avoit les deux images, en l’appliquant a la main 
fur l’obje£tif, de maniere qu’il n’en couvroit que la moitie. En le poulfant 
plus ou moins avant, on changeoit la vivacite de la lumiere des deux images, ou 
Ton voyoit qu’on pouvoit les reduire a une clarte egate; en variant l’inclinaifon 
de cette piece on varioit la difiance des deux images, qui n’avoit aucune varia- 
Vol. LXVIL ' 5 G tion 
