438  Mr.  de  luc  on 
the  Barometer,  by  the  correfponding  variations  of  heat. 
This  fcale  of  the  Barometer,  when  it  moves,  draws  or 
loofens  a thread  of  lilk-grafs,  which  goes  over  a fmall 
pulley  placed  upon  the  fame  axis  with  a much  larger 
one,  to  which  the  fcale  of  the  Hygrometer  is  hung 
likewife  by  a iimilar  thread,  which  thus  varies,  by  the 
proportion  of  the  diameters  of  the  pullies,  as  the  heat 
makes  the  quickfilver  in  the  Hygrometer  vary. 
This  inftrument  is  extremely  convenient  for  meteoro- 
logical obfervations,  becaufe  it  faves  one  obfervation,  and 
two  corrections  for  the  heat,  and  thus  makes  a faving  of 
time, which  is  fpecially  precious  to  the Aftronomer,w  I10  has 
fo  many  objects  of  attention.  But  it  is  neceffary  from  time 
to  time  to  correct  an  irregularity  in  it,  which  one  eafily 
perceives  by  means  of  an  index  carried  by  the  moveable 
feales 
defeend  dans  le  Barometre  par  les  variations  correfpondantes  de  la  chaleur. 
Cette  echelle  du  Barometre,  dans  fes  mouvemens,  tire  ou  reh'che  un  fil  de  pite, 
qui  paffe  fur  une  petite  poulie,  mife  fur  un  meme  axe  avec  une  autre  beaucoup  plus 
grande  a laquelle  pend,  aufti  par  un  fil  de  pite,  l’echelle  de  l’Hygrometre,  qui 
varie  ainfi,  par  le  rapport  des  diametres  des  poulies,  comme  la  chaleur  fait 
varier  le  mercure  de  PHygromttre. 
Cct  inftrument  eft  tres  commode  pour  les  obfervations  meteorologiques,  parce 
qu’il  difpenfe  d’une  obfervation  et  de  deux  corre&ions  pour  la  chaleur,  et  qu’il 
epargne  ainfi  du  terns;  oeconomie  principalement  utile  a l’Aftronome,  qui  a 
tant  d’objets  d’attention  a la  fois.  Mais  il  faut  y corriger  de  terns  en  terns  une 
irregular ite,  qu’on  apper^oit  aifement  par  le  moyen  d’un  index  que  portent  les 
echelles 
