Pyronietry  and  Areomeiry , See.  455 
brafs  was  not  fufficient;  the  point  infenfibly  funk: 
I fpeak  of  the  greateft  number  of  experiments,  for  there 
were  fome  contrary  ones. 
Thefe  uncertainties  recalled  my  attention  to  the  par- 
ticular object  on  account  of  which  I had  undertaken 
my  experiments;  I mean  my  new  Hygrometer,  on 
which,  in  order  to  eompenfate  the  effect  of  heat  upon 
glafs,  it  was  neceffary  to  produce  this  compenfation  in 
the  natural  variations  of  the  temperature  of  the  air.  I 
therefore  confined  myfelf  within  thefe  limits ; not  indeed 
precifely  within  the  fame  temperatures,  which  feemed 
too  difficult,  though  it  would  have  been  better;  but  be- 
tween temperatures  nearly  equally  different. 
I will  not  give  a minute  account  of  thefe  experiments ; 
be  it  fufficient  to  fay,  that  from  the  difference  of  tempe- 
rature 
cette  longueur  de  leton  ne  fuffifoit  pas ; le  point  baiffoit  fenliblement.  Je  parle 
du  plus  grand  nombredes  experiences;  car  il  y en  eut  quelquelbis  de  contraires. 
Yoyant  ces  incertitudes,  je  tournai  mon  attention  fur  Tobjet  particulier  pour 
lequel  j’avois  entrepris  ces  experiences;  e’eft-a-dire  mon  nouvel  Hygrometre,  ou, 
pour  compenfer  l’effet  de  la  chaleur  fur  le  verre,  je  n’avois  befoin  de  produire 
cette  compenfation  que  dans  les  variations  naturelles  de  la  temperature  de  l’air. 
Je  me  renfermai  done  dans  cet  efpace;  non  precifement  entre  les  memes  tempe- 
ratures, ce  qui  me  parut  trop  difficile,.  quoique  c*eut  ete  le  mieux;  mais  entre 
des  temperatures  a peu  pres  egalement  differentes. 
Je  ne  rendrai  pas  compte  ici  du  detail  de  ces  experiences;  il  fuffira  de  dire, 
que  par  la  difference  de  temperature  entre  io ? et  4Q0  de  mon  Thsrmometre,  le 
rapport 
