35 
Mitteilung hier gerechtfertigt erscheint, und sie können hei späteren Unter- 
suchungen vielleicht als Material verwandt werden. 
Die Feststellung der Dui’chhiegung erscheint zunächst sehr einfach, 
als wäre es nur nötig, die Abstandsverringerung des Punktes D oder C 
des Knochens Fig. 26 von dein senki*echt darunter liegenden Punkt E der 
Maschine zu messen. Nun wird aber der Knochen durch den Druck in D 
so stark auf die Lager gepresst, dass man annehmen muss, dass die beiden 
Lager in den Knochen etwas eindringen, oder anders gesagt: dass die 
Punkte Ä und B sich den Lagern nähern. Die Ab Stands Verringerung 
zwischen D (resp. C) und E ist demnach nicht reine Durchbiegung, sondern 
Summe von Durchbiegung und Verdrückung an den Auflagestellen. Da die 
Auflageflächen der Knochen breit hergerichtet wurden, kann das Hinein- 
pressen des Knochens in die Lager ja nicht bedeutend sein, muss aber, 
weil es sich bei der Durchbiegung immer nur um Hundertstel Millimeter 
handelt, berücksichtigt werden. Um die durch das Hineinpressen der 
Lager in den Knochen 
entstehenden Ungenauig- 
keiten auszuscheiden, muss 
die Lageveränderung der 
Punkte D resp. G zu 
festen Punkten innerhalb 
des Knochens selbst fest- 
gestellt werden. Darin 
lag die Schwierigkeit des 
Experimentes. 
In jeden Knochen 
wurden auf einer Seite in 
den Punkten A und 
welche um die Stützweite 
des Knochens entfernt waren, also senkrecht über den Scheiteln der beiden 
Lager lagen, zwei etwa 2 mm starke und ca. 30 mm herausragende 
Messingstifte so eingesetzt, dass sie senkrecht zur Längsachse des Knochens 
und parallel zu den Auflageflächen standen, bei dem aufliegenden Knochen 
also horizontal nach der Seite gerichtet waren. An diesen Stiften wimde 
nun ein Apparat befestigt, welcher die Durchbiegung des Punktes C zur 
Linie AB anzeigte, wodimch die Lageveränderung des Knochens zur 
Maschine eliminiert war. 
Dieser Apparat wurde nach Angaben des Herrn Prof. Kudeloff 
konstruiert und ist in Fig. 32 dargestellt. Die Tragleiste „Tr war 
an einem Ende mit einem Schlitz, am anderen mit mehreren Löchern ver- 
sehen, womit sie auf die Messingstifte des Knochens aufgestreift werden 
konnte. Diese Einrichtung ermöglichte die Befestigung bei jeder Entfernung 
der Stifte, der verschiedenen Stützweite entsprechend. Der bewegliche 
Hebelarm H war durch ein Scharnier beweglich an der Tragleiste befestigt. 
Sein kürzerer Arm war so abgeschrägt, dass er bequem unter jeden Knochen 
3 * 
Fig. 32. ca. Ve Grösse. Hebelapparat zur Feststellung der 
faktischen Durchbiegung. Tr L Tragleiste, auf die beiden Messing- 
stifte des Knochens gestreift, H Hebel, beweglich an der Trag- 
leiste aufgehängt, links mit dem unter den Knochen passenden 
Taster, rechts auf einer Skala die Grösse der Durchbiegung 
anzeigend. 
