30 
Wie schon eingangs erwähnt, führte ich die Prüfung der Knochen 
in dem Königl. Material-Prüfungsamt zu Gross-Lichterfelde, einem Institut 
der Technischen Hochschule zu Charlottenhnrg, ans. Dort standen mir nicht 
nur die geeigneten Maschinen zur Verfügung, sondern Herr Prof. Pudeloff 
ermöglichte mir eine korrekte Durchführung der Versuche noch dadurch, 
dass er mich auf alle hei der Ausfühnmg zu erwartenden Schwierigkeiten 
aufmerksam machte, welche der Techniker gleich erkennt, der Laie aber 
erst bemerkt, wenn die Versuche bald beendet sind. Hierfür sage ich 
Herrn Prof. Rudeloff an dieser Stelle nochmals meinen Dank, ebenso 
seinem ersten Assistenten Herrn Dr. Stock. Zu ganz besonderem Danke 
bin ich noch Herrn Dipl. -Ing. Heilmann verpflichtet, welcher die technische 
Ausführung meiner Biegeversuche leitete und sich alle Mühe gab, meine 
Arbeit zu fördern. 
I. Prüfung der Biegefestigkeit. 
Die Biegeversuche wurden mittelst einer hydraulischen Presse, einer 
Pohlmeyer-Maschine von 50 t Druckkraft, ausgeführt. Die Knochen lagen 
mit den Enden auf zwei zylin- 
drisch abgerundeten Lagern von 
etwa 20 mm Stärke. Damit die 
Röhrbeine fest auflagen, wurden 
an Ürner volaren Seite an beiden 
Enden dui’ch Fräsen ebene 
Flächen geschaffen. Die Bruch- 
festigkeit des Knochens konnte 
daduixh nicht beeinträchtigt 
werden. Am meisten Masse 
verloren dabei die Griffelbeine. 
Fig. 20 zeigt die so hergestellten Auflageflächen. Die Maschine ermöglichte 
es, die Lager derartig einzustellen, dass der Knochen mit beiden Enden 
in der ganzen Breite der abgefrästen Fläche fest auflag. Das Druck- 
stück, welches in der Mitte quer über den Knochen gelegt wurde, war 
von der Form, wie Fig. 26 es zeigt. Der Radius des kreisförmigen Aus- 
schnittes, welcher mit dem Knochen in Berührung kam, war so gross, dass 
das Druckstück immer nur in der Mitte, wenn auch mehrere Millimeter 
breit, auflag. Die imtere Seite war, wie bei den Lagern, abgerundet. 
Die Presse war mit einem Apparat verbimden, welcher die Grösse 
des sukzessive zunehmenden Druckes anzeigte. Überdies war sie so kon- 
struiert, dass ein Absinken der Last zu erkennen war, wenn der Druck 
des Wassers im Knochen keinen genügenden Gegendruck mehr fand, also 
beim Beginn des Bruches. Aber nur selten war dies Zuimckgehen zu 
beobachten; meist brachen die Knochen ganz plötzlich. Die beiden Hälften 
wurden dann mit solcher Gewalt hinweggeschleudert, dass das Anbringen 
von schützenden Drahtgew^eben nötig wui’de, um Verletzungen der Beobachter 
und Beschädigungen von Apparaten zu verhüten. Diese Vorrichtung diente 
gleichzeitig dazu, die einzelnen Knochenstücke zusammenzuhalten. 
Fig. 26 (V4 nat. Gr.) zeigt die Lage der Knochen bei den 
Biegeversuchen. L die beiden Lager, A und B die Punkte, 
in welchen die Stifte zur Aufnahme des Durchbiegungs- 
Messapparates eingesetzt wurden. C der Punkt, in welchem 
der Taster des Messapparates einsetzte. Auf dem Knochen 
das Druckstück. 
