452 
HYDROLOGIE 
ciens limnimètres du Léman ne peuvent être rapportées à des hauteurs 
absolues que par des comparaisons directes ou indirectes souvent 
compliquées et, trop souvent aussi, incertaines. 
Les limnimètres employés sur le Léman appartiennent à quatre 
types : 
1° Uêchdle (fradtide, règle en bois, en métal ou en marbre, graduée 
autrefois en pouces (^) actuellement en centimètres ou en demi-déci- 
mètres, fixée verticalement ou obliquement à un mur ou à un pilotis ; 
la règle plonge dans l’eau, et la hauteur de l’eau est lue directement 
sur l’échelle. 
2'^ Le Ibnn'nnph-a à //oltenr, situé dans un puits correspondant avec 
le lac par un tube d’alimentation. Le flotteur consiste en une bouteille, 
ou une sphère creuse en métal, ou mieux en un bassin de zinc, assez 
large, flottant sur l’eau comme un bateau. Ce flotteur porte une tige, 
guidée par des galets ou par un tube jusqu’à une fenêtre où se fait la 
lecture ; dans certains appareils, l’échelle est gravée sur les côtés de 
la fenêtre ; dans d’autres, elle est sur la tige du flotteur. Un index fixe 
signale le numéro de l’échelle auquel correspond la hauteur actuelle 
de l’eau. 
S" Le limnimètre enregistreur ou limnogmphe. C’est un lim- 
nimètre à flotteur, à la tige duquel, par un artifice convenable, on a 
attaché un appareil enregistreur. C’est une variante du marégraphe de 
la mer. 
4“ Les liinnogrgpltes portatifs, appareils enregistreurs mobiles, de 
petites dimensions, qui peuvent se déplacer ou se transporter. 
Les limnographes fixes ou portatifs ayant été construits spécialement 
pour l’étude des seiches, j’en renvoie la description à un chapitre ul- 
térieur. .le me permettrai de donner ici quelques conseils pratiques 
sur l’établissement des limnimètres. 
1. Pour les échelles graduées. Les hydrographes allemands ont 
pris l’habitude d’en placer le zéro en haut, et ils ont ainsi une gradua- 
tion montant de haut en bas. Cet usage qui peut se justifier (et en- 
core?) quand il s’agit des échelles fluwométriques établies sur des ri- 
vières, est à rejeter pour les échelles limnimétriques. Que l’on établisse 
(■) Les mesures employées pour les anciens limnimètres du Léman étaient: 
le pouce de Berne = 0,0244"', le pied — 12 pouces, 
le pouce vaudois — 0,03"’, le pied rr 10 pouces, 
le pouce du pied de roi ^ 0,02707'“, le pied =: 12 pouces. 
