LIMNIMÉTRIE 
453 
le zéro assez bas pour n’avoir jarriais de cote négative, mais qu’on le 
place au bas de l’échelle, de telle sorte que les cotes plus élevées 
indiquent une crue de l'eau , les cotes plus basses une décrue ; la 
logique des faits l’exige impérieusement. Nous devons déplorer l’in- 
troduction pour notre lac de l’usage allemand, importé par les ingé- 
nieurs du nord de la Suisse, à l’occasion du procès du Léman, décomp- 
ter les hauteuî’s de l’eau en cotes négatives sous le repère de la Pierre 
du Niton ; espérons cpie cet usage irrationnel disparaîtra prochaine- 
ment et définitivement. (^') 
IL Pour les limni mètres à flotteur. .Te recommanderai de donner 
au flotteur des dimensions suffisantes pour que la pression de l’eau 
domine amplement tous les frottements de l’appareil. 20''"' de diamètre 
me semble une dimension convenable. Pour le flotteur, une bouteille 
de verre me paraît parfaitement en place. Si l’on préfère un flotteur 
en métal, qu’on le perce d’un trou à la partie supérieure, hors de 
l’eau, afin c[ue les variations de pression dues aux difi'érences de tem- 
pérature puissent s’équilibrer à l’intérieur, qu’il n’y ait pas d’alteima- 
tives de compression et de dilatation, et qu’il n’y ait pas entrée de 
l’eau par des fissures presque inévitables du métal. Dans plusieurs des 
limnimètres du Léman pour lesquels on n’avait pas tenu compte de ce 
fait, on a vu le flotteur se remplir progressivement d’eau, et des 
erreurs systématiques ont apparu dans leurs indications. 
III. Pour les limnograplies. Tout appareil analogue au marégra- 
phe, c’est-à-dire donnant par un procédé convenable l’enregistrement 
des dénivellations subies par un flotteur, satisfait à l’étude limnimétri- 
(jue. Nous donnerons au chapitre des seiches les détails nécessaires 
pour les instruments établis sur le Léman, en vue spécialement de 
l’étude des dénivellations rapides de l’eau. Pour la simple étude limni- 
métri(iue, je me bornerai à deux recommandations. 
U Que le flotteur du liranographe soit assez large pour dominer 
tous les frottements de l’appareil enregistreur. 
b Que l’enregistrement soit continu et non intermittent; car les sei- 
ches peuvent dans certaines circonstances altérer tellement le trait, 
que celui-ci ne soit plus reconnaissable dans les points espacés 
(h Dans sa séance du 9 mars 1867, la Commission hydrométrique suisse a décidé 
eu principe que toutes les mesures de hauteur des eaux suisses, lacs et rivières, 
seraient rapportés à un horizon in férieur, c’est-à-dire que le zéro doit être au 
bas de l’échelle, (li. Luuterbuig. Ilydrom. Beobacht. der Schvveiz. Bericht, Nachtrag 
p. 52. Bern 1867.) 
