456 
HYDROLOGIE 
mour et F. -A. Forel. Matériaux pour le Procès du Léman, p. 45. Lau- 
sanne 1881. 
L. Gonin. Limnimétrie et altimétrie du lac Léman. Bull. soc. vaud. 
des ingénieurs et architectes. Lausanne 1891. 
J. Epper. Notes et croquis sur les repères et limnimètres du lac, 
Léman. Cahier héliographique. Berne 1892 ; 
enfin dans les nombreux mémoires publiés à propos du Procès du 
Léman. 
Je me bornerai ici à résumer l’iiistoire limnimétriqûe du Léman en 
donnant la liste des limnimètres du lac, avec l’équation de leur zéro rap- 
portée au plan de comparaison ZL — BPN — 3.0'". Pour transformer 
les lectures laites à ces limnimètres en cotes l'éelles de hauteur du lac, 
il faut leur additionner la cote du zéro de l’appareil si celle-ci est posi- 
tive, il faut l’en retrancher si elle est négative, .\insi par exemple le 
zéro du limnimètre de Villeneuve étant actuellement à ZL — 0.015"', 
si je fais à cet instrument une lecture qui me donne 1.689'", je corri- 
gerai cette lecture en en soustrayant 0.615"' et j’obtiendrai pour la 
hauteur réelle du lac ZL -f- 1.674'". J’appelle donc, avec d’autres au- 
teurs, équation d’un limnimètre la dilTérence positive ou négative entre, 
son zéro et l’étiage du lac (ZL). 
Villeneuve. Echelle graduée en fonte. Le bureau vaudois des 
Ponts et chaussées a adopté un type d’échelle en fonte de fer, divisée 
en mètres, décimètres et demi-décimètres, qu’il a fait établir dans 
toutes les stations du lac, en les scellant verticalement à un mur du 
quai ou à un pilotis; les observations y sont faites chaque jour à midi 
par un gendarme du poste voisin. Les cahiers d’observation sont con- 
servés à l’état manuscrit dans les archives du Bureau. Je ne répéterai 
pas ces explications qui seront valables pour toutes les échelles carac- 
térisées par les termes ci-dessus. 
L’échelle de Villeneuve a été posée en juin 1889 et fixée à l’un des 
pilotis du débarcadère, à côté du poste de gendarmerie. 
Eunntion. 1889 ZL + 0.0'" ’ L. Goniii, limnimétrie. 
20 avril 1891 — 0.015"' J. Epper. (‘) 
(') Les corrections des limnimètres de AUlleneuve, Oucliy et Morges que je 
donne ici diffèrent de quelques millimètres eje celles que AI. Epper a publiées dans 
ses Cotes et croquis. Cela tient à ce que cet ingénieur a adopté pour les repères 
