236 
ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUIl 
lentement le robinet pour laisser pénétrer l’air peu à peu; par 
suite du refroidissement, la pression atmosphérique fait péné- 
trer la totalité du liquide chaud dans le vase conique B, à tra- 
vers la triple membrane filtrante ; ce récipient contient alors 
un liquide très limpide qui, ayant été filtré après stérilisa- 
tion à 120°, ne risque plus de se troubler lorsqu’on le portera de 
nouveau à cette température après l’avoir distribué dans d’au- 
tres récipients, s’il y a lieu. 
Une demi-heure suffit pour la préparation, filtration et stéri- 
lisation du milieu, et l’on n’a aucune perte de ce dernier. 
Recommandations pratiques. 
1° Ne fermer le robinet que lorsque l’air est complètement 
chassé de l’autoclave ; 
2° N’ouvrir le robinet que peu à peu, très lentement, pour que 
la rentrée de l’air ne soit pas trop brusque, ce qui ferait mar- 
cher la filtration trop vite et risquerait de crever le filtre; 
3° Dès que tout le liquide est passé dans le vase conique B, 
retourner celui-ci, le col en haut; 
4° Afin d’éviter que la vapeur et l’eau de l’autoclave ne 
pénètrent dans le liquide à stériliser, on peut fermer le vase À 
par un couvercle quelconque (cristallisoir ou capsule) simplement 
posé sur ce récipient. 
