Il 
TE[Gi\ES CRYPTOGAMIOGES Eï RAYONS X. 
7. — Collecteur. 
8. — Ensemble de la machine statique à 10 plateaux, 
9. — Spintermètre de Béclère disposé en court-circuit. 
10. — Excitateur à boule de Destot pour augmenter la résistance de l’ampoule- 
11. — Ampoule de Grookes-Villars. 
12. — Chape métallique enfermant l’ampoule. . 
13. — Cylindre métallique porte-diaphragme, mobile. 
(Le dessin ne peut montrer la disposition du l adiochromométre de Benoist, 
placé en 14 et dont on voit mieux la disposition dans la fîg. 3.) 
aujourd’hui, g^râce à Pemploi des nombreux dispositifs d’inven- 
tion récente qui permettent de surveiller et de contrôler le fonc- 
tionnement de l’appareil pendant sa marche. 
Mais étant donnés ces accidents, il est nécessaire d’indiquer 
le Manuel opératoire qui permet de les éviter. En tous sujets 
scientifiques, d’ailleurs, les techniques doivent être décrites avec 
précision. 
Voici (fig. 1) un géométral qui schématise fort exacte- 
ment l’appareil construit par M. Drault, et dont M. Noire et moi 
nous sommes servis pour le traitement des teignes. 
1. — La force électrique nécessaire pour actionner tout le 
système est minime, elle correspond à une lampe ordinaire de 
10 bougies. La prise de courant sur un secteur électrique est 
donc banale. 
2. — Ce courant actionne une dynamo de H/4 de cheval- 
vapeur (2). 
3. — Entre la prise du courant et la dynamo est un rhéostat 
pour limiter le débit électrique ou éviter les à-coups, s’il venait à 
s’en produire. On y ajouterait un commutateur, si le courant sur 
lequel on se branche était alternatif. 
4. — La dynamo (2) actionne par une courroie un arbre de 
couche (4) qui transmet son mouvement aux 10 plateaux (3) de 
la machine statique (8) dont on voit les balais en fi et les collec- 
teurs en 7. 
5. — De ces collecteurs partent deux fils [±:) se rendant aux 
2 pôles de l’ampoule de Crookes modifiée par Villars (11). 
fi. — Sur le trajet de ce grand circuit est interposé en court- 
circuit un excitateur à boule (9) dont la tige mobile est graduée. 
C’est le spintermètre de Béclère, invention admirable d’utiliié et 
de simplicité. Qu’on en juge. 
Si, la machine en marche, les 2 boules du spintermètre 
étant éloignées de 2 centimètres, l’ampoule de Grookes-Villars 
