12 
ANNALES DE L’INSïlTUï PASTEUR. 
reste allumée, c’est que sa résistance n’écjuivaut pas à celle des 
2 centimètres d’air qui séparent les 2 boules du spintermètre, 
car si la résistance de l’ampoule augmentait, une étincelle éta- 
blirait un court circuit entre les deux boules du spintermètre 
et l’ampoule s’éteindrait. 
L’interposition du spintermètre annonce donc à chaque ins- 
tant que le degré de résistance de l’ampoule ne dépasse pas celui 
qu’on veut, et que l’expérience a montré utile pour le résultat 
que l’on cherche. 
7. — L'ampoule de Crookes-Villars (fig. 2) est plus résistante 
à proportion du travail qu’elle a déjà fourni. Dans la langue 
spéciale au sujet, on dit qu’elle devient dure. Elle devient dure 
parce que son travail raréfie de plus en plus les gaz (ju’elle con- 
■V •••' 
Fig. 2. — Ampoule de Crookes- Villavs. 
1. — Klectrode j^ositive. 
2. — Flectrode néi^ative. 
3. — Cathode. 
1. — Anti-eatliode. 
O. — Osmo-régulateup de Villars (tube de platine qui, porté au rouge, laisse 
passer dans l’ampoule l’hydrogène d’un bec Bunsen et diminue la résistance de 
l’ampoule). 
— Faisceau utilisé des rayons cathodiques. 
tient encore, bien qu’on les ait fortement raréfiés en la 
construisant. 
Or une ampoule dure donne des rayons de plus en plus péné- 
trants. Il faut donc, quand la crépitation de l’étincelle du spinter- 
mètre avertit qu’elle devient trop dure, la rendre molle à 
volonté. 
