13 
TEIGNES CKYPTOGAMIQUES ET RAYONS X. 
8. — IjOsiKo-régulateur de lY/tors. Pour celàVillars a modifié 
Pampoule de Crookes par un dispositif des plus ingénieux. Sur 
une effilure latérale de l’ampoule il a soudé le bout ouvert d’un 
tube de platine fermé par son autre extrémité, à la façon d’une 
bougie filtrante. 
Quand la résistance de l'ampoule augmente, on chauffe avec 
un brûleur Bunsen ce cæcum de platine. Il rougit, devient poreux 
et laisse rentrer dans l’ampoule un peu de riiydrogène libre de 
la flamme. 
9. — Mais on pourrait rendre ainsi l’ampoule de Crookes 
beaucoup trop molle et le spintermètre n’en laisserait rien savoir. 
Or cela est grave, car l’ampoule molle fait des rayons peu péné- 
trants, excessivement nocifs pour la surface de l’épiderme; c’est 
ici qu’intervient un autre appareil de mesure : le radio-chromo- 
mètre de Benoist. Cet appareil a la forme d’un escalier tournant 
dontles marches sont taillées dans un blocd’aluminium et dont le 
giron est occupé par une mince lame d’argent transversale. On 
conçoit que des rayons X qui traversent quatre marches d’alumi- 
nium sont plus pénétrants que ceux qui traversent deux marches 
ou une seule. 
On place cet appareil sur le trajet des rayons X, émis par 
l’ampoule. Ces rayons produisent un éclairement constant delà 
lame d’argent, et éclairent d’une façon équivalente, l’une des 
marches, l’un des secteurs d’aluminium. Supposons que c’est 
maintenant la marchen'’4 del’escalier, si l’ampoule mollit, l’éclai- 
rement du secteur 4 baisse et c’est le secteur 3 dont l’éclairement 
devient semblable à celui du centre d’argent de l’appareil. Ainsi 
donc le radio-chromomètre de Benoist avertit que l’ampoule 
mollit comme le spintermètre avertit qu’elle devient dure. 
10. — Nous savons comment on rend d’ampoule plus molle 
en chauffant son cæcum de platine, mais comment la durcir? 
Détonateurs de Destot et Williams. On fait agir pour cela un 
tout petit excitateur à boule annexé le long du courant positif, 
sur le spintermètre lui-même (10 fig. 1). En écartant légèrement 
sa manette de sa position de repos, on crée une étincelle continue, 
une dérivation latérale du courant, une résistance. Et l’ampoule 
durcit, ce dont le radio-cliromomètre rend compte aussitôt*. 
Ainsi donc, parmi ces dispositifs secondaires, deux sont des 
appareils de mesure ; le spintermètre avertit quand la résistance 
