li 
ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR 
de l’ampoule augmente, le radio-chromomètre avertit aussi quand 
elle baisse. 
Et on remédie instantanément à ces deux inconvénients, en 
chaullant le cæcum de Pampoule pour diminuer sa résistance, ou 
en écartant l’excitateur latéral au fil positif pour l’augmenter 
Ainsi nous savons à tout instant quel est le degré de péné- 
tration des rayons X que produit notre ampoule, et si ce degré 
change, nous en sommes avertis et nous pouvons ramener ces 
rayons à ce que nous considérons comme utile au but cherché. 
H. — Une seule mesure nous manque maintenant. C’est celle 
de la quantité de rayons X que produit notre machine dans un 
temps donné. Nous savons à chaqueinstant leur valeur, leur péné- 
tration, non pas leur nombre. 
Pour mesurer cette inconnue, on se sert des pastilles de 
Holzkneclit. Elles sont faites d’un mélange de sels alcalins dont 
les rayons X font lentement virer la coloration. On en place une 
sur le trajet des rayons émis par l’ampoule, et à la même dis- 
tance que la peau du malade. Et de temps en temps on examine 
le degré de virage qu’a subi sa couleur par rapporta une échelle 
fixe de 12^, chacun de ces degrés appelé conventionnellement 
par Holzkneclit taie unité H. 
Or on sait par expérience que le virage correspondant sur 
l’échelle à la o® couleur (o unités H) est un maximum à ne 
dépasser qu’à bon escient, au moins en une seule séance*. 
... Si l’on a suivi tout ce qui précède, on comprendra exacte- 
ment ce que je veux dire par la formule thérapeutique suivante, 
que 100 cas traités jusqu’à ce jour nous ont permis d’établir. 
Pour guérir une plaque de teigne^ il fa fit l’exposer a une distance 
de la centinièlres du centre de Vampoule de Vilkirs, l’arnpouh 
aijant une résistance constante correspondant à la quatrième division 
du radio-ciiroinomètre de Benoist, jusqu’à ce que la source électrique 
ait fourni une somme de ragons X correspondant à 4 et demi ou 
â unités H de Holzknecht. 
\. Le temps nécessaire à chaque séance est à déterminer pour chaque macliine 
et chaque ampoule dont on se sert. Ce qu’il faut obtenir, c’est, en une séance, 
une quantité de rayons X équivalant à 4 \/'l unités H de Holzknecht. Telle 
ampoule donnei-a celte quantité de rayons X en 20 minutes, telle autre en 
(iO minutes, etc... Le temps de pose ne peut donc pas être indiqué d’une façon 
générale. Chaque ampoule dont on se sert est à jauger avant qu’on s’en serve. 
Sa puissance diminue avec son usure progressive, après soixante heures de 
travail ordinairement. 
