TEIGNES GRYPTOGAMIQUES ET RAYONS X. 
15 
En agissant ainsi on obtiendra exactement ce qu’on désire, 
c’est-à-dire la dépilation pure et simple de la région insolée, 
sans plus, sans complication de brûlures bénignes ou graves 
d’aucune sorte, en un mot sans accidents^ 
A lire tout ce qui précède, on pourrait croire qu’un appareil 
aussi complexe estextrêmementdiffîcileà conduire. Pratiquement, 
c’est le contraire qui est vrai. Toute cette série d’instruments 
est si docile, si en main, que l’ensemble en est aussi simple à 
diriger qu’un autoclave. Sous nos yeux, une infirmière une fois 
dressée y suffit. Il ne lui est pas arrivé, pas plus qu’à nous, de 
causer le moindre accident. 
IV 
DISPOSITIFS AN.NEXKS 
Je veux insister encore sur un dernier dispositif nécessaire 
pour parer aux inconvénients de la diffusion des rayons X. 
On sait que toute une hémisphère de l’ampoule émet des 
rayons actifs. L’opérateur n’est donc à peu près à l’abri de leur 
action que quand il est placé de l’autre coté de l’ampoule. 11 ne 
verrait ainsi ni son patient, ni son radio-chromomètre. 
Or, cet instrument étant ce qu’est le manomètre d’une chau- 
dière ne doit jamais être perdu de vue. Il faut donc entourer 
l’ampoule d’un manchon de tôle, c’est la chape (12 fig. 1 
et fig. 3). Elle est percée de trois orifices. De l’un part un tube 
gradué de longue-vue disposé pour recevoir la pastille de 
Holzknecht; l’autre est fermé par le radio-cbromomètre de 
Benoist. Sur le troisième, beaucoup plus grand, peut s’adapter 
toute une série de manchons métalliques d’une longueur calculée 
pour que leur extrémité périphérique où le patient vient coller 
sa tête se trouve à du centre de l’ampoule. Ces 
manchons varient de diamètre, cela va sans dire, avec la surface 
qu’on veut traiter. 
l.Il est bien entendu queee résumé succinct simplifie le plus possible le détail 
du fonctionnement des appareils. annexes nommés, et passe sous silence la théorie 
sur laquelle ils sont basés. 
