APPAREIL 
POUR L’AGITATION CONTINUE DES CULTURES 
LE Di- £. BODIN ET LE D' E. CASTEX 
Professeur ù l’École de médecine de Rennes. Professeur à l’École de médecine de Rennes. 
L’action de l’agitation continue sur les cultures liquides des 
bactéries a déjà donné de remarquables résultats, notamment 
pour la tuberculose; on peut s’en rendre compte par divers 
travaux, comme ceux d’Arloing, de Courmont et Descos, 
d’Auclair. Il est donc fort utile de posséder dans un laboratoire 
de bactériologie un appareil permettant de soumettre les cul- 
tures à cette agitation. 
Plusieurs instruments destinés à remplir ce but existent 
actuellement, mais ils offrent l’inconvénient d’être fort dispen- 
dieux : tel par exemple celui qu’a proposé récemment M. Cour- 
mont^; nous avons donc pensé qu’il est intéressant d’indiquer 
ici un petit appareil d’un prix de revient extrêmement modique 
et avec lequel il est aisé de soumettre à l’agitation continue les 
cultures liquides en tubes. 
Au laboratoire de bactériologie de l’Université de Rennes, où 
cet appareil fonctionne depuis plusieurs mois, nous avons grâce 
à lui obtenu rapidement et entretenu d’une manière constante 
des cultures de tuberculose parfaitement homogènes, pouvant 
être utilisées pour le séro-diagnostic ou pour toute autre expé- 
rience. 
Il se compose (lîg. 1, plan A et coupe B) d’une plate-forme 
a sur laquelle se placent les tubes à agiter, au nombre de douze, 
Cette plate-forme peut tourner autour d’un axe horizontal bb' et 
reçoit un mouvement alternatif au moyen d’un galet c, qui roule 
sur une came elliptique et excentrée d, mue par un arbre e avec 
une poulie f. 
L’axe de rotation de la plate-forme est constitué par deux 
vis à bois à tête ronde, vissées dans la plate-forme sur le pro- 
1. P. Courmont, Agitateur électrique pour obtenir et entretenir des cultures 
liquides homogènes, de physiol. et de pathol. générale, t. V, n° 3, la mai 
1Ü03, p. 538. 
