CULTURE J)ES MICROBES ANAÉllOBIES 
335 
à 10 0/0 environ de potasse caustique; grâce à l’inclinaison, le 
niveau de la solution ne s’élève pas assez pour loucher l’acide 
pyrogallique. On replace le robinet qu’on raccorde à la trompe, 
et l’on fait le vide. Lorsque la raréfaction a atteint le maxi- 
mum on ferme le robinet, et l’on enlève le cube de bois; l’ap- 
pareil reprenant sa position horizontale, la solution de potasse 
vient inonder l’acide et le mélange absorbant est constitué. 
Pour assurer l’étanchéité absolue de l’appareil, même à la 
température de l’étuve, il convient d’employer, pour enduire les 
surfaces rodées en contact (ainsi que le goulot dans lequel entre 
le robinet de verre), le lut bien connu qui permet le maintien 
indéfini du vide, et qu’on obtient en mélangeant par fusion 
parties égales. de cire et de vaseline. Lorsqu’on veut, le séjour à 
l’étuve ayant été suffisant, ouvrir l’appareil après avoir laissé 
rentrer l’air, il faut un certain effort pour vaincre l’adhérence; 
aussi, pour qu’une secousse n’ait point de conséquence fâcheuse, 
est-il nécessaire que les ustensiles de culture contenus dans le 
vase inférieur soient bien maintenus dans leur support; il faut 
surtout qu’aucun col de ballon ou extrémité supérieure de tube 
ne vienne s’engager dans l’ouverture de communication que cir- 
conscrit le rebord partant du fond de la cloche B. 11 est préfé- 
rable en outre de séparer les deux parties de l’appareil au 
moment où celui-ci sort de l’étuve, le lut étant alors plus mou. 
L’appareil que nous venons de décrire tel que Jious l’avons 
trouvé dans le commerce, et qui sert habituellement de dessicca- 
teur, pourrait avec avantage être légèrement modifié quanta ses 
dimensions, en vue de cette destination nouvelle à la culture 
des anaérobies. La cloche B qui sert de couvercle pourrait, tout 
en gardant son diamëti’e actuel, être un peu moins liante, de 
forme un peu plus aplatie ou surbaissée, ce qui diminuerait la 
capacité. D’autre part, il serait bon que le récipient inférieur A 
fût plus étroit et plus haut, mesurât par exemple 0'^,12 de dia- 
mètre intérieur, 0"^, 18 à 0"\L) de hauteur L 
En vue de diminuer autant que possible la quantité d’air 
contenu dans l’appareil et par conséquent de réduire encore la 
1. Il convient .-{ue l’aiguille de l’indicateur du vide atteigne les graduations 
/ 0 à 72 . 
2. Nous sommes obligés avec l’apparcdl actuel dont la hauteur est de 0"', 14 
seulement d’employer pour les cultures des tubes à réactifs un peu courts 
(0‘“,14 environ). iTest vrai que cela ne présente pas d’inconvénic'nts bden 
sérieux. -■ . 
