Sigmund v. Merz: Das Fraunhofer-Objectiv. 
87 
entsprach, mit Speichel gekittet. Für eine convexe Fläche 
genügte eine Lamelle, für eine concave Fläche waren deren 
zwei nöthig. 
Die Berechnung der Objective mit planconcavem Flint 
geschah ebenso auf trigonometrischem Wege, nachdem die 
optischen Constanten festgestellt waren. Die Reihenfolge der 
Radien war jedoch die folgende. Es wurde zuerst F aus 
o‘ — (q'p) {p‘ — q‘) -j- t‘ Y X‘ — 1 
berechnet, da alsdann, ß J ) als Gesammt-Objectiv-Brennweite 
als bekannt vorausgesetzt, die Einzelbrennweiten aus den Be- 
dingungs-Gleichungen 
p = ß und q=~ ~ ß 
rj Q 
erhalten werden konnten und bei Cr = co aus 
G 
; zA === 
Q‘ + (2 : p) o‘ - Q‘) - t‘ VF-^1 
für X‘ die Gleichung 
resultirt. 
Alsdann ergeben sich mittelst der Formel 
P'P 
pq 
,P 
*‘1 
*) 
schliesslich die Radien der Crownglaslinse aus den Gleichungen 
3 ) 
f = 
P 
a — r ]/ X — 1 ^ q -h tVX — 1 
Dennoch wurde unter Fraunhofer kein grösseres Objectiv der 
P 
b Bei allen für Planflächen berechneten Objectiven setzt Fraunhofer 
ß = 1000. 
2 ) Klügel’s Dioptrik, § 337. 
3 ) Klügel, § 199, 
