404 
H. Benndorf 
statischen Mafssystem verstanden ist; diese Zahlen gelten nur 
approximativ, weil die zu ihrer genauen Berechnung nötigen 
Daten vielfach fehlen. Das gleiche gilt von Rubrik 12, die 
die eben noch inehbaren Stromdichten des vertikalen Konvek- 
tionsstromes in Ampere pro cm- angibt. In Rubrik 13 sind 
die Zeiten angegeben, während welcher die Auffangschale für 
eine Messung dem Regen ausgesetzt war. 14 gibt die maxi- 
malen beobachteten Werte der Stromdichte. 
1. Wolfenbüttel (J. Elster und H. Geitel). 
Wenn man von einer mehr der grauen Vorzeit ungehörigen 
Aufstellung eines Elektro-Pluviometers in Kew absieht, über 
die W. Thomson, Proc. Royal Soc., 1860, S. 277 kurz berichtet 
und über dessen Resultate nichts bekannt geworden ist, waren 
Elster und Geitel auch auf diesem Gebiete luftelektrischer 
Forschung die Ersten, indem sie nicht nur eine Versuchsanord- 
nung ausarbeiteten, die im w'esentlichen vorbildlich geblieben 
ist, sondern auch schon vor mehr als 20 Jalu-en auf die wich- 
tigsten Fehlerquellen hinwiesen. 
Ihre Beobachtungen umfassen zwei Serien, in den Jahren 
1888 — 89 und 1890 — 93. Die aus Fig. 1 ersichtliche Auffang- 
schale A war mit einem im Keller aufgestellten Quadranten- 
elektrometer verbunden, das von einem Beobachter abgelesen 
wurde. Während der Beobachtungen war die Schale durch 
einen darüber schiebbaren Deckel vor den Schwankungen des 
Erdfeldes vollkommen geschützt. Gleichzeitig nahm ein zweiter 
Beobachter in der ersten Beobachtungsserie mit einem Flammen- 
kollektor und einem Bohnenbergerschen Elektroskop eine Vor- 
zeichenbestimmung des Potentialgefälles vor; bei der zweiten 
Serie wurde das Potentialgefälle mit Wassertropfer und Exner- 
schen Elektroskop nach einer Shunt-Methode bestimmt. 
Das Erdfeld in der Xähe der Auffangschale war durch ein 
Drahtnetz D wesentlich geschwächt. Der ganze Apparat stand 
etwa 6 m von der Hauswand entfernt. Eine Messung der Nieder- 
schlagsmenge wurde nicht gemacht. Beobachtungen wurden 
nur bei Windstille ausgeführt. 
