408 
H. Henndorf 
Die Vorteile dieser Methode bestehen in einer kontinuier- 
lichen Registrierung des elektrischen Konvektionsstroms, werden 
aber nach meiner Ansicht durch die Nachteile, über die im 
Abschnitt Fehlerquellen gesprochen werden wird, mehr als auf- 
gewogen. 
Das Potentialgefälle wurde mit Radiumbroraidelektrode 
mit einer Halb wert- Aufladungszeit von 10 sec mittels eines 
Quadrantenelektrometers ebenfalls photographisch registriert. 
Es ist zu vermuten, daß durch die relativ geschützte Auf- 
stellung in der Waldlichtung sich in Göttingen Windstörungen 
weniger geltend gemacht haben als an anderen Registrierorten. 
3. Wien (E. Weiß). 
Die Messungen von Weiß umfassen eine Reihe von Schnee- 
und Regenfällen im Frühjahr des Jahres 1906. Die Messungen 
wurden so ausgeführt, daß eine mit einem isolierten Handgrifi 
versehene Bürste (mit den Borsten nach oben, um das Ab- 
spritzen der Tropfen zu vermeiden) durch eine gewisse Zeit 
dem Regen ausgesetzt, und die dadurch der Bürste mitgeteilte 
Ladung dann an einem Hankelschen Elektroskop im Zimmer 
gemessen wurde. 
Vor und nach jeder Exposition der Bürste wurde die 
Größenordnung und das Vorzeichen des Potentialgefälles mit 
Wassertropfer und Elektrometer im relativen Maße bestimmt. 
Die Messungen geschahen auf der gegen Wind ziemlich ge- 
schützten Terrasse der Sternwarte in Wien. Gleichzeitig wurden 
Stichproben der Größe der fallenden Regentropfen nach der 
Wiesnerschen Methode vorgenommen, indem ein mit Eosin be- 
stäubtes Filtrierpapier eine gewisse Zeit dem Regen ausgesetzt 
und aus der Größe der sich ergebenden farbigen Flüssigkeits- 
kreise ein Rückschluß auf die Größe der Tropfen gezogen wurde. 
4. Puerto- Rico (K. W. F. Kohlrausch). 
Die Weißsche Methode leidet an dem Nachteil, daß die 
Aufladung der Bürste nicht nur durch die Regentropfen son- 
dern auch durch den vertikalen Leitungsstrom erfolgt. Bei 
