410 
H. Benndorf 
Außerdem war zur Registrierung von Blitzen ein Draht 
in die Luft gespannt und mit einem Kohärer verbunden. Der 
Kohärer war so unempfindlich gemacht, daß Entladungen auf 
größere Distanzen nicht registriert wurden. 
6. Potsdam (K. Kähler). 
Die Zeit der bisher publizierten Registrierungen umfaßt 
das Kalenderjahr 1908. Die Publikation der späteren Beob- 
achtungsresultate soll in Vorbereitung sein. Die Auffang- 
schale A (Fig. 4) steht in Verbindung mit einem mechanisch 
registrierenden Elektrometer, das auf eine weiter unten zu be- 
schreibende Weise alle zwei Minuten zur Erde abgeleitet wurde. 
Über dem Dach des Beobachtungshauses befand sich wiederum 
ein Drahtkäfig D. Das Potentialgefälle wurde mit Wasser- 
tropfer und Elektrometer, die Niederschlagsmenge mittels eines 
außerhalb des Beobachtungshäuschens aufgestellten Regenmes- 
sers registriert. 
Bei dem zur Niederschlagsregistrierung verwendeten Elek- 
trometer waren einige Änderungen gegenüber der gebräuch- 
lichen Form angebracht. Die Isolation zwischen Aufhänge- 
faden und Elektrometernadel wurde entfernt und zwischen 
Nadel und Schwefelsäuredämpfung angebracht. Außerdem 
wurden die Auf hängefaden vom Gehäuse isoliert und zur Zu- 
leitung verAvendet. Auf diese Weise waren Elektrometernadel, 
Zuleitungsdraht und Zeiger des Instrumentes leitend mitein- 
ander verbunden und auf das zu messende Potential aufgeladen. 
Wenn dadurch auch erreicht Avar, daß durch die Niederdruck- 
vorrichtung, die alle zAvei Minuten in Tätigkeit versetzt Avurde, 
die Auffangschale automatisch entladen Avurde, so war doch 
damit der Nachteil verbunden, daß bei größeren Ausschlägen 
des Instrumentes elektrostatische EinAvirkungen auf den Zeiger 
nicht ausgeschlossen Avaren und die Ausschläge in nicht ge- 
nügend kontrollierbarer Weise beeinflußt wurden. 
