414 
H. Benndorf 
2. Fehler durch abgespritzte Tropfen. 
Gelangt ein Tropfen in die Auffangschale, der vorher 
mit einem hervorragenden Gegenstand (Dachkante, Schutznetz, 
Trichterrand) in Berührung gewesen ist, so bringt er eine 
Ladung in die Schale mit, deren Vorzeichen dem des elek- 
trischen Feldes entgegengesetzt ist und deren Größe von der 
Feldstärke an der Stelle abhängt, wo er abgespritzt ist. Da 
sich das Abspritzen nicht vollkommen beseitigen läßt, muß 
Sorge getragen werden, daß jene Stellen, an denen vermutlich 
ein schädliches Abspritzen stattfinden kann, elektrostatisch ab- 
geschützt sind. 
Von Elster und Geitel an gefangen bis zu Baldit haben 
alle Beobachter große Sorgfalt auf Vermeidung dieser Fehler- 
quelle verwendet, und es scheint in der Tat kein erheblicher 
Fehler bei ihren Messungen entstanden zu sein. Nur in Graz 
habe ich absichtlich die beiden, oben allerdings zugeschärften 
Blechtürme nicht abgeschützt, um den Einfluß dieser Fehler- 
quelle studieren zu können, worüber am angegebenen Orte 
berichtet werden soll. Da das Verhältnis Umfang des Trichter- 
randes zu Flächeninhalt der Auffangschale sich mit zuneh- 
menden Dimensionen verkleinert, kann der Fehler bei der Größe 
der verwendeten Auffangschale in Graz nur mehr klein sein. 
Fehler durch Herausspritzen von Tropfen aus der Auffang- 
schale, wobei sie Ladung mitnehmen, könnten nur dort ein- 
treten, wo die Auffangschale direkt dem Erdfelde ausgesetzt 
ist, wie z. B. bei Weiß. Dort wurden sie aber dadurch ver- 
mieden, daß durch Verwendung einer Bürste zum Auffangen 
das Abspritzen verhindert wurde. 
3. Aufladung durch Leitung. 
Da der vertikale Leitungsstrom in der Atmosphäre Beträge 
erreichen kann, die von derselben Größenordnung sind wie 
die des Konvektionsstromes der Niederschlagselektrizität, können 
überall dort, wo das Erdfeld über der Auffangschale nicht stark 
geschwächt ist, Fehler entstehen, indem die Schale gleichnamig 
mit dem Potentialgefalle aufgeladen wird. 
