416 
II. Henndorf 
gebrachten Elektrizitätsmenge schon klein und wird natürlich 
noch kleiner bei der viel kleineren Geschwindigkeit der Reefen- 
tropfen. Es kann also mit ziemlicher Sicherheit angenommen 
werden, daß diese Fehlerquelle bei den bisherigen Beobach- 
tungen nirgends eine Rolle spielt. 
5. Fehler durch Elektrizitätsverluste der 
Auffangschale. 
Sowohl durch mangelhafte Isolation als auch durch Luft- 
leitung verliert die aufgeladene Schale fortwähi-end an Ladung. 
Bei subjektiver Beobachtung können und müssen natürlich 
öfters Isolationsprüfungen vorgenommen werden. Bei Regi- 
strierung können jedoch durch Isolationsfehler nicht unerheb- 
liche Störungen entstehen und zwar sind es da, wie überhaupt 
bei luftelektrischen Messungen, nicht die ganz starken Isola- 
tionsfehler, die gefährlich sind, sondern jene, bei denen die 
Verluste noch so gering sind, daß eine wirkliche Aufladung 
der Schale eintreten kann. Bei der in Graz verwendeten Regi- 
striermethode, wo die geladene und abgedeckte Schale durch 
zehn Minuten hindurch in Verbindung mit dem Elektrometer 
blieb, konnten Korrektionen für Isolationsfehler jederzeit an- 
gebracht werden. Es zeigte sich aber auch, daß selbst bei guter 
Beschaffenheit der Isolationsstützen die Verluste durch Luft- 
leitung einen recht respektablen Wert annehmen können. 
In Potsdam ist die Aufstellung des Apparates durch Ver- 
wendung fortdauernden Gasheizens eine so günstige, daß Iso- 
lationsfehler kaum eingetreten sein werden. Indessen ist es 
nicht überall möglich, so günstige Aufstellungsbedingungen 
zu schaffen, weshalb Sorgfalt auf die Elimination dieser Fehler- 
quelle zu legen ist. 
Fast mit Sicherheit kann man annehmen, daß sich Isola- 
tionsfehler sehr störend bei den Messungen in Göttingen be- 
merkbar gemacht haben müssen und das ist auch der Grund, 
weshalb ich große Bedenken gegen die von Gerdien verwendete 
Methode der Registrierung habe. Die Ladung der Schale 
Gerdiens, durch einen Widerstand von 10^^ Ohm zur Erde 
