über die Beobaelitungcn der Niederschhigselektrizität. 417 
abgeleitet, würde erst in der Zeit von rund einer Minute auf 
den halben Wert sinken. Man sieht also, daß Isolations- 
fehler mittlerer Größe dieselbe Größenordnung haben wie die 
des verwendeten Widerstandes. Da nun die Isolationsfehler 
stark variabel sind, so darf wohl angenommen werden, daß 
die nach dieser Methode angestellten Beobachtungen außer- 
ordentlich stark mit unkontrollierbaren Fehlern behaftet sind. 
6. Sonstige Fehlerquellen. 
Es ist selbstverständlich, daß auch bei Niederschlagsmes- 
sungen jene Regeln zu beachten sind, die für luftelektrische 
Messungen allgemein gelten. Insbesondere gilt das für jene 
Korrektionen, die an den Ablesungen der Instrumente anzu- 
bringen sind, um der Trägheit der verwendeten Elektrometer 
Rechnung zu tragen, auf die ich in meiner Arbeit') ausführ- 
lich eingegangen bin. Insbesondere, wenn es sich um Vergleich 
zwischen Niederschlagselektrizität und Potentialgefällsände- 
rungen handelt, können durch Außerachtlassung dieser Regeln 
arge Fehler entstehen. 
Schließlich sei noch eines Umstandes gedacht, der sich 
als äußerst starke Fehlerquelle, wenngleich in einem etwas 
anderen als dem obengenannten Sinne darstellt; es ist dies der 
Wind. Er bewirkt nicht nur, daß nur ein Teil des Nieder- 
schlages wirklich in die Auffangschale hineinkommt, er ver- 
ringert also die pro Zentimeter gemessene Regen- und Elektrizi- 
tätsmenge, er kann auch bewirken, daß die Regentropfen im 
beträchtlichen Maße in Berührung mit den schützenden Draht- 
netzen oder Schirmen kommen und auf diese Weise Fehler 
bewirken. Es ist dies eine Fehlerquelle, welche unter Um- 
ständen Fehler von 50 und mehr Prozent bewirken kann. 
Vor Wind geschützte Aufstellungsorte (Wolfenbüttel, Göt- 
tingen) haben daher große Vorteile für sich. Noch mehr zeigt 
sich aber hier die Überlegenheit der subjektiven Beobachtung 
') Beiträge zur Kenntnis der atmosphärischen Elektrizität XXXIII. 
Wiener Ber. CXVIII, Abt. II a, 1909. 
