Bericht über die Vervollkonininung der Methoden etc. 
Elektrisierung des atmosphärischen Staubes hervorrufen, unter 
gleichzeitiger Absprengung negativer Ionen. 
Eine Klärung der hier angeregten Fragen kann nur da- 
durch herbeigeführt werden, dah erneut die Ausdehnung des 
Sonnenspektrums und die Intensitätsverteilung darin in ver- 
schiedenen Meereshöhen untersucht werden. 
Wir waren deshalb bestrebt, die Methoden der Intensitäts- 
messungen zu vervollkommnen und vor allem das Zinkkugel- 
photometer durch ein zuverlässigeres Instrument zu ei’setzen 
und empfehlen nunmehr: 
A. Für Stationsbeobachtungen. 
In erster Linie ein Photometer*), dessen lichtempfind- 
licher Teil in einer sensibilisierten, mit verdünntem Argon ge- 
füllten Kaliuinzelle besteht. Die Sonnenhöhe ist direkt am 
Instrument abzulesen. Belastung der Zelle 20 — 40 Volt. Zum 
Messen des photoelektrischen Stromes genügt ein Drehspul- 
galvanometer von der Empfindlichkeit 10“^ bis 10~® Ampere 
pro Skalenteil. Die Uviolglaszelle läßt Strahlen bis zu 250//« 
durch. Dem Apparate sind Strahlenfilter beigegeben, um den 
Stromanteil, der auf das Ultraviolett entfällt, von dem durch 
das sichtbare Licht bewirkten zu trennen. 
In zweiter Linie, weil dies Photometer noch nicht in 
gleicher Weise wie das obengenannte durchgearbeitet werden 
konnte: 
Ein Photometer gleicher Form, aber ohne alle Strahlen- 
filter. Die Kaliumzelle ist ersetzt durch eine solche aus Cad- 
mium in Uviolglas, ebenfalls mit Argonfüllung. Als Meß- 
instrument dient ein stromanzeigendes Elektrometer mit Xylol- 
widerstand nach Campbell. Solch ein Widerstand, der genau 
dem Ohmschen Gesetze folgt, ist leider nicht unabhängig von 
der Temperatur und soll nach Campbell nur benutzt werden 
bei Temperaturen zwischen 15 bis 30® C. Dann ist: 
Rt = 0,014 a— 20)). 
*) Anmerkung bei der KoiTektur: Eine Beschreibung des Instru- 
mentes ist inzwischen in der Phys. Zeitschrift 13, S. 739, 1912, erschienen. 
