J. Elster, Bericht über die Vervollkommnung der Methoden etc. 
Die Werte von liegen zweckmäßig zwischen 10'° bis 
10'®/?. Bei hoher Belastung der Zelle (300 bis 400 Volt) 
ist, soweit unsere Erfahrungen gehen, auch dem Sonnenlicht 
gegenüber ein Drehspulgalvanometer von der Empfindlichkeit 
10~® Ampere pro Skalenteil ausreichend. Eine Scheibe klaren 
dünnen Fensterglases, als Lichtfilter benutzt, reduziert den 
Photostrom auf 1 bis 2°/o seines Wertes. Mit einer derartigen 
Zelle mißt man also in der Tat unmittelbar nur die Intensität 
des kurzwelligsten Anteiles des Sonnenlichtes. 
B. Für Messungen im Ballon. 
Photometer mit sensibilisierter Kalium-Uviolglas-Zelle in 
lichtdichter Kapsel, ohne Stativ. Drehspulgalvanometer in 
Dosenform von der Empfindlichkeit 10~® bis 10“" Ampere pro 
Skalenteil. Trockenbatterie von 40 Volt Klemmenspannung. 
Die Sonnenhöhe ist durch ein gesondertes Instrument zu be- 
stimmen. Bei einer von Dr. Bergwitz ausgeführten Ballonfahrt 
hat sich dies Instrumentarium durchaus bewährt. 
Besonders interessant wäre die Verwendung einer Cad- 
miumzelle ira Ballon. Bislang haben wir aber eine für der- 
artige Messungen ausreichende Empfindlichkeit der Zelle nicht 
erzielen können. Das Ideal eines Photometers für Untersuch- 
ungen über das kurzwellige Sonnenlicht dürfte ein selbst- 
reffistrierendes Instrument sein, das im unbemannten Ballon 
in die größten bislang erreichten Höhen emporgeschickt werden 
könnte, ein Ziel, dessen Erreichung uns nicht außer dem Be- 
reiche der Möglichkeit zu liegen scheint. 
Wolfenbüttel, 21. Mai 1912. 
