Verwendbarkeit des Barretters für Untersuchungen etc. •^45 
konstruiert; es ist in meinem Laboratorium soweit vei’feinert, 
daß eine Verbindung mit einem Deprez d’Arsonval Galvano- 
meter (2.5 X 10~® Amp. Empfindlichkeit) noch Ströme von 
0.089 X 10“^ Amp. anzeigt ^). Für Empfangsmessungen erwies 
es sich aber als nicht genügend empfindlich. 
Das von Duddell gebaute und von ihm zu Empfangsver- 
suchen (auf 2 — 3 km Entfernung) benutzte Galvanometer hat 
an sich große Empfindlichkeit (100 — 200 Ohm - Instrumente 
0.0012 • 10~^ Amp.)^). Da die Instrumente aber wegen ihrer 
Konstruktion nur einen sehr geringen Teil der Energie der 
ankommenden Wellen für die Anzeige verwenden, sind sie nie 
bis zum äußersten der zur Verfügung stehenden Energie aus- 
zunutzen; ich glaubte daher von ihrer Verwendung absehen 
zu sollen. 
Ich habe mich dann bemüht, den von Fessenden angege- 
benen Barretter soweit wie irgend möglich zu vervollkommnen. 
Es ist mir durch eine über mehrere Jahre durchgeführte 
Arbeit gelungen, Barretterkombinationen auszuführen, welche 
einwandfrei gestatten, auf Grund der Bjerknes-Methode Resonanz- 
kurven aufzunehmen, wenn die Wellen viele hundert Kilometer 
(z. B. Norddeich — Halle 400 km) durchlaufen haben. Ich 
glaube mit Bestimmtheit, daß es mit solchen Barrettern mög- 
lich ist, noch sicher quantitativ zu arbeiten, wenn die Stations- 
abstände auf 1000 — 2000 km steigen. Wie bei solchen Ent- 
fernungen die Koppelungen zu machen sein werden, müssen 
entsprechende Versuche zeigen. 
Daß diese hohen Empfindlichkeiten mit gewissen Unbe- 
quemlichkeiten in der ersten Aufstellung des Barretters ver- 
knüpft sind, ist nicht zu vermeiden. Besonders erfordert eine 
gute Nullpunkteinstellung besondere Schutzeinrichtungen gegen 
äußere Temperatureinflüsse. Durch entsprechende Packungen 
in Kieselguhr und wenn nötig in Kasten mit hinreichender 
1) S. Otto Knopp, Mitteilungen der physikaliscKen Versuchsstation 
Halle-Cröilwitz, Nr. 15 (im weiteren kurz als Mitteilungen bezeichnet). 
K. E. F. Schmidt, Physikal. Zeitschr. X, p. 438. 
2) Zenneck, Leitfaden für drahtlose Telegraphie, p. 72. 
