446 
K. E. F. Schmidt 
WärmeisolatioR durch Luftschichten^) gelingt es aber sicher, 
gute Xullpunkteinstellungen zu erzielen, wie sie für exaktes 
Arbeiten durchaus gefordert werden müssen. 
Beifolgende graphische Darstellungen geben zwei Xull- 
punktreihen, welche am 17. und 18. April 1912 mit meinem 
empfindlichsten Barettersystem auf einer frei im Felde liegen- 
den Station über die Zeit von einer bzw. zwei Stunden im 
Betrieb mit Norddeich bzw. Göttingen von mir beobachtet sind. 
160 
150 
IfO 
2 hiom 3gni SO-" 3 h 
Fig. 
17 . 
4. 12 
• • * 
• • ■ 
18 . 4. 72 
Xullpunktstelhmgen einer Barretterkombination sehr hoher 
Empfindlichkeit. 
Ist das System einmal aufgestellt und verwendet man 
Akkumulatoren^), welche den untergelegten Gleichstrom für 
den Barretter liefern, von guter Konstanz in der Spannung, 
so ermöglicht der Barretter ein sehr bequemes und sicheres 
Arbeiten. 
Herstellung des Barretters^). Die Barretter werden 
aus Woliastondrähten mit etwa 0.002 — 0.003 mm Platiuseele 
hergestellt, indem man an dem haarnadelförmig umgebogenen 
Drähtchen von ca. 10 mm Länge einige kLllimeter des Silber- 
mantels fortätzt. Trotz vielfacher und über mehrere Jahre aus- 
K. E. P. Schmidt, Ann. d. Phys. XXVI, p. 622, 1908. 
Die Akkumulatoren, welche auch durch Temperaturänderungen 
in ihren Schwankungen beeinflußt werden, stelle ich ebenfalls in das 
Innere des Kistenraumes, wo der Barretter Platz findet 
K. E. F. Schmidt, Phys. Zeitschr. VIII, 1907, p. 601. Rautenkrantz, 
ib. IX, 911, 1908; X, 93, 1909. Neuhaus und Kempe, Mitteilungen 14, 19. 
Zöllich, Phys. Zeitschr. X, p. 899, 1909. 
