30 
11. Abhandlung: M. Schmidt 
Da die Meisstangen seit ihrer ersten Verwendung im 
Jahre 1807 unverändert belassen und durch die K. Kataster- 
kommission sorgfältig aufbewahrt worden sind, war es mög- 
lich, ihre Temperaturausdehnung neuerdings zu bestimmen. Im 
Januar 1910 ist diese Bestimmung auf dem Viermeterkomparator 
des geodätischen Instituts der Technischen Hochschule für das 
Temperaturintervall von 0° bis 21 ü mit Hilfe zweier Glaskeile 
durchgeführt worden und hat für die fünf Stangen für 1° C 
die völlig normalen Werte ergeben: 
I II III IV V Mittel 
o = 11.4 10.9 11.3 10.9 11.1 11.12 fi. 
Bei diesen Messungen blieb die Temperatur des Komparators 
unverändert und betrug mit geringen Schwankungen 21° C, 
während die Temperatur der Eisenstangeu durch Einlegen der- 
selben in einen mit schmelzendem Schnee gefüllten Holzkasten 
von der Zimmertemperatur von 21° auf 0° vermindert und 
nach dem Herausnehmen durch längeres Lagern im warmen 
Zimmer wieder auf 21° erhöht wurde. Die Vergleichung der 
Stangen bei 0° ist selbstverständlich zwischen zwei Verglei- 
chungen bei 21 u vorgenommen worden, deren Mittelwert zur 
Ableitung der Ausdehnungskoeffizienten benützt wurde. 
Die Abweichung des neu ermittelten Wertes a — 11.12 ju 
für 1° C oder = 13.90 /t für 1° R gegen den alten Wert 
a = 12.93 ju für 1° C bzw. 16.17 fj für 1° R erklärt sich 
dadurch, daß bei der früheren Koefiizientenbestimmung die 
Ausdehnung- und Formänderung des damals benützten Mauer- 
komparators keine Berücksichtigung gefunden haben. 
Um diese Fehlerquelle näher zu untersuchen, ist unter 
Einführung des neuen Koeffizienten aus den B. L.V. , S. 43 
angegebenen Beobachtungswerten die Ausdehnung des Mauer- 
komparators rechnerisch bestimmt worden. Sie fand sich mit 
negativem Vorzeichen, was darauf hindeutet, daß bei steigender 
Wärme die Komparatorlänge bzw. die lichte Weite der Mauer- 
nische, an deren beiderseitigen Vorderkanten die Komparator- 
enden befestigt waren, geringer geworden ist. Eine Erschei- 
