Koordinatenberechnung und Netzanschlüsse. 
31 
nung, deren Auftreten durch die Wärmeausdehnung des die 
Nische seitlich begrenzenden Mauerwerkes bedingt erscheint. 
Nach Angabe B. L.Y., S. 44 wurde die Länge der Meß- 
stangen mehrmals bei fast konstanter Temperatur von im 
Mittel 1 1,4° R mit dem Normalmeter von Lenoir abgeglichen 
und hiebei unter Annahme einer Ausdehnung von 16.17 /i für 
1 m und 1° R die Lagenlänge ermittelt 
L 0 = 20,000 0482 m bei 0° 
L 13 = 20,004 2522 m bei 13° R. 
Ersetzt man den dabei verwendeten zu großen Ausdeh- 
nungskoeffizient durch den neu bestimmten Wert von 13,90 
für 1° R, indem man zunächst die vorstehenden beiden Werte 
der Lagenlänge mit dem Koeffizient 16,17 auf die mittlere 
Vergleichstemperatur 11,4° R zurückführt, so erhält man die 
Lagenlänge bei 11,4° R übereinstimmend zu 
Lua = 20.003 7348 
und hieraus mit dem neuen Koeffizienten 13,90 die Lagen- 
länge bei 0° 
Lö = 20.000 5657 m. 
Der Unterschied gegen den Wert der B. L. V. beträgt 
517.5 ju, das sind 25.9 /t pro Meter oder 112,4 Einheiten der 
7 Logarithmenstelle, um welche der Logarithmus der fränki- 
schen Grundlinie zu vergrößern ist, wenn die neue Lagenlänge 
zu Grunde gelegt wird. 
Zugleich mit den Ausdehnungskoeffizienten sind auch die 
Längen der fünf Meßstangen auf dem Viermeterkomparator 
des geodätischen Instituts neu bestimmt worden und zwar durch 
Abgleichen mit vier eisernen Meterstäben des Instituts, welche 
schneidenförmme Enden besitzen und die Bezeichnung 
n ö 
5 
00 
2 
tragen. 
Die Abstände der Mitten der Endschneiden dieser im 
Dezember 1900 durch die Kaiserliche Normal-Eichungskom- 
mission geprüften Stäbe besitzen die Werte 
