Untersuchung regionaler und lokaler Bodensenkungen etc. $7 
REFRAKTION IM NIVELLEMENT 
29° 
27° 
25° 
23° 
21 ° 
19° 
17° 
15° 
13 " 
11 ° 
mm 
♦ 1 
♦2 
*3 
♦5 
Fehler im Höhen unterschied 
Luft-Temperatur 
in Om höhe 
in Im HÖHE 
in 2rn HÖHE 
ÜBER OEM BODEN 
Tageszeit. 
Standlänge 
80 m 
120m 
ISOm 
200 m 
Hohen Unterschied 
1 Sm 
2 6m 
2 6m 
2.1 m 
Fig. 3. 
Die bei seinen zu verschiedenen Tageszeiten mit Zielweiten 
von 40 bis 100 m und zugleich bei hohen Tagestemperaturen 
ausgeführten Versuchen ermittelten Fehler im Höhenunter- 
schied zweier in gleichen Abständen vom Instrument ange- 
nommenen Lattenstandorte sind nebst den entsprechenden, in 
drei verschiedenen Höhen über dem Boden gemessenen Luft- 
temperaturen in Fig. 3 graphisch dargestellt. 
Nur an sehr warmen Tagen mit 25 bis 27° Mittags- 
temperatur, bei Zielweiten zwischen 40 und 60 m, bei Höhen- 
unterschieden der Lattenstandorte von 1,5 bis 2,6 m und bei 
großer Bodennähe der einen der beiden Ziellinien beträgt der 
vorgenannte Fehler etwa 0,5 mm und wirkt stets in ver- 
größerndem Sinne auf den beobachteten Höhenunterschied, 
während an kühlen Tagen, bei kleinen Höhenunterschieden und 
größeren Zielhöhen der Refraktionseinfluß nahezu verschwindet. 
Bei dem hier näher in Betracht zu ziehenden erstmaligen 
Nivellement der Strecke von Laufen bis zur Straßenbrücke 
